Vergleichungen zwischen Normalhar ometern. '39 



Die Höhen am Barometer I wurden für Theilungsfehler des Maassstabes 

 nach den im Jahre 1897 (siehell.) erhaltenen Korrektionen berichtigt. 



45. Bei den Vergleichungen geschahen die Beobachtungen in folgender 

 Weise. Zuerst wurden alle Thermometer in der Ordnung: unten, mitten, oben 

 abgelesen, die Cylinder P heruntergeschraubt und die Mikroskope in die rechten 

 Lagen gebracht. Nach etwa zwei Minuten wurden die Mikrometer auf die 

 Spiegelbilder eingestellt: ein Mal unten und ein Mal oben am I, ein Mal unten, 

 zwei Mal oben und ein Mal unten am II und zuletzt ein Mal oben und ein Mal 

 unten am I. Jetzt wurden die Cylinder P heraufgeschraubt und die Einstellungen 

 auf einen Strich der Skala gemacht. Hierbei wurde immer am Barometer II der 

 gespiegelte Strich benutzt; beim Barometer 1 waren aber die Mikrometer vom 

 Anfang ganz in der Höhe geschraubt und es war daher bequemer auf den 

 nächsten Strich, der beim Senken der Quecksilberflächen sichtbar wurde, ein- 

 zustellen als etwa zwanzig Umdrehungen je eine (siehe 13.) zu rechnen, um 

 den gespiegelten Strich zu erreichen. Ein Versetzen des Grundbrettes mit dem 

 Maassstabe beim Heraufschrauben des Cylinders P war nicht zu befürchten, 

 da das Grundbrett selir sicher an die Wand festgesetzt worden war. Zu dem 

 mit dem Mikrometer gemessenen Betrage wurde die Distanz (nach der 

 Korrektionstabelle) vom benutzten Striche zum gespiegelten hinzuaddirt. Bei 

 diesem Verfahi'en stand oft die spiegelnde Fläche nicht in der Mitte des ganzen 

 Gesichtsfeldes, sondern war mehr oder weniger nach unten versetzt. Dieser 

 Umstand hatte doch keinen Einfluss auf die Grösse der Kiümmungskorrektion 

 (siehe 18.), wie eine spezielle Untersuchung gezeigt hat. 



Der Werth einer Schraubenumdrehnng in den Mikrometern wurde nicht 

 bei jeder Vergleichung bestimmt, sondern es wurden von Zeit zu Zeit einige 

 successive Millimeter gemessen und so ein mittlerer Werth gefunden und bei 

 der Reduktion der Vergleichungen gebraucht. 



Die Vacuumspannungen in beiden Barometern wurden so oft wie nöthig 

 bestimmt. 



46. Bei der Temperaturreduktion wird vorausgesetzt, dass die Queck- 

 silbersäule in den Barometern zur Zeit der Einstellungen dieselbe Temperatur 

 hat wie die von den Thermometern etwa drei Minuten früher angegebene, was 

 nicht ganz richtig ist. Man muss im Gegentheil annehmen, wie es sich bei 

 späteren Vergleichungen herausgestellt hat, dass auch die Temperatur der 

 Quecksilbersäule während der Beobachtung sich um einige Hundertel des Grades 

 erhöht. Beiden jetzt in Frage stehenden Vergleichungen wirkt doch diese Anomalie 



N:o 2. 



