40 



A. F. SüNDELL. 



nicht merklich auf das Resultat, da der Temperaturfehler als gleich gross 

 für beide Barometer angenommen werden kann. 



47. Ich theile hiermit die zuletzt erhaltene Reihe Vergleichungen, nach- 

 dem das Barometer II in endgiltigen Zustand gekommen war. Die Zeit 

 März 1 — 9 wurde zur genauen Vergleichung des Reiseharometers mit I und 

 zur Reise nach St. Petersburg angewandt, wo die Vergleichungen am 4. und 

 5. März stattfanden. Ausgeschlossen sind nur wenige Vergleichungen, deren 

 grosse Differenzen eine fehlerhafte Aufzeichnung der Ablesungen vermuthen 

 Hessen. Die Barometerstände von II wurden auf die Temperatur des Baro- 

 meters I reduzirt. 



Barometer I. 



nun 



Differenz I — II. 



- 0,016 mm 

 + 0,008 



- 0,008 

 + 0,001 



- 0,032 

 + 0,018 

 + 0,002 



- 0,013 



- 0,011 



- 0,002 



- 0,009 

 + 0,012 

 + 0,003 



- 0,018 



- 0,027 



- 0,014 

 + 0,001 

 + 0,003 



- 0,024 



- 0,017 

 + 0,015 



- 0,028 

 + 0,002 



- 0,009 



Mittel — 0,007 ram + 0,002 mm. 



Tom. XXXIV. 



