Vergleicimngen zwischen Normalbarometern. 41 



Das Eesultat dieser Reihe ist befriedigend. Bei einem mittleren Fehler 

 von ± 0,014 mm für eine einzelne Vergleichung ist der wahrscheinliche 

 Fehler des Mittelwerthes nur + 0,002 mm. Die Differenz I— II = — 0,007 mm. 

 ist wahrscheinlich noch zu gi'oss, da nach späteren Vergleichungen der Stützer- 

 bacher Thermometer mit dem Normalthermometer Tonnelot 4436 jene eine 

 Korrektion von w enigstens — 0,°50 besitzen anstatt der angenommenen Korrektion 

 — 0,°45. Eine weitere Unteisuchung dieses Gegenstandes ist nicht mehr 

 möglich, da diese Thermometer schon längst verloren gegangen sind. Faktisch 

 scheinen somit diese beiden Normalbarometer dieselbe Höhe gezeigt zu haben. 



48. Der schon oben in 46. erwähnte Umstand, dass die Thermometer früher 

 als der Barometerstand abgelesen wurden, wirkt aber auf dessen absoluten 

 Werth zm-ück. Nehmen wir an, dass die wahre Temperatur der Quecksilber- 

 säulen um 0,°05 höher ist als die von den Thermometern angegebene, so sind 

 die auf ° reduzirten Barometerstände 0,006 mm zu hoch. Für das Baro- 

 meter I wii'd doch dieser Fehler durch die oben erwähnte fehlerhafte Korrektion 

 der Stützerbacher Thermometer aufgehoben. Da aber die Beobachtungen 1886 

 und 1887 mit fehlerhaften Skalenkorrektionen berechnet wurden (siehe 9.), 

 müssen die dann ^) erhaltenen Reduktionen auf das Nonnall)arometer I um 

 0,02 mm verkleinert, resp. die Reduktionen auf Normal I 8t. Petersburg um 

 glei(;h viel vergrössert werden. Man bekommt daher speziell: 



Normal St. Petersburg im März 1887 = Barometer I + 0,03 mm 



anstatt + 0,01 mm. Es muss doch bemerkt werden, dass die Vergleichungen in St. 

 Petersbui'g nicht direkt mit dem Normal I geschahen, sondern wurde als 

 Normalstand der. Mittelwerth von den auf Normal I reduzirten Barometer- 

 höhen der Barometer Wild-Fuess 149 und Wild-Fuess 165 angenommen. 



Vergleicliiiiig-en zwischen den Barometern I und III (mit engen Kammern) 



im Jahre 1896. 



49. Das Barometer I wurde im Sommer 1896 von der Sternwarte nach 

 dem magnetischen Pavillon der Meteorologischen Centralanstalt transportirt und 

 im kleinen, für Meridianbeobahtungen eingerichteten Flügel des Gebäudes auf- 

 gestellt wie Fig. 1 in 14. anzeigt, an einer Wandecke in der Thüröffnung, 

 ganz wie früher in meiner Wohnung. Die Beleuchtung war doch schlechter; 

 gewöhnlich musste ich an der unteren Kammer ein Licht anwenden. 



•) A. F. SuNDBLL, Barometervergleichungen, S. 490, 491 (62, 63). 

 N:o 2. 



