42 



A. F. S UND ELL. 



Am Barometer I \nu'den jetzt die in 43. erwähnten Thermometer J4 (oben), 

 J5 (in der Mitte) und J6 (unten) angebracht. Die drei Thermometer des 

 Barometers III sind von Herrn Direktor Biese mit dem Normalthermometer 

 der Meteorologischen Centralanstalt Tonnelot 4920 verglichen worden. In den 

 Tagen der Vergleichungen schwankte die Tempeivatur im Flügel zwischen 

 + 16, °1 und 19, °1, im Hauptzimmer am Barometer III nur zwischen + 16, °6 

 und 18,°3. 



Da der Luftdruck für 1 cm Höhendifferenz in vertikaler Richtung sich 

 um 0,00088 mm verändert, und da die untere Quecksilberfläche bei III 1 cm 

 höher stand als bei I, wurde bei der Reduktion dieses Barometers auf jenes 

 0,001 mm abgezogen. 



50. Herr Direktor Biese hatte die Freundlichkeit in den Vergleichungen 

 Theil zu nehmen und wir könnten daher die Manipulationen gleichzeitig machen, 

 Herr Biese am Barometer III und ich am Barometer I. Zuerst wurden die 

 Cylinder P heruntergeschraubt und die Mikroskope einjustirt; dann lasen wir 

 die Thermometer ab und machten die Einstellungen der Mikrometer auf die 

 Spiegelbilder: ein Mal unten, zwei Mal oben und dann wieder ein Mal unten. 

 Beim Barometer I wurde jetzt das Cylinder P hinaufgeschraubt und die Ein- 

 stellungen auf den Skalenstrich gemacht sowie die Schraubenwerthe bestimmt. 

 Am Barometer III wurde aber erst die letztgenannten Manipulationen gemacht 

 und zuletzt das Cylinder P hinaufgeschraubt. 



51. Die Beobachtungsdata für das Barometer III sind vom Barometer- 

 Journal der Centralanstalt entnommen, das Herr Direktor Biese mir gütigst 

 zur Disposition stellte. Die unten angeführten Barometerhöhen habe ich nach 

 der Korrektionstafel vom Jahre 1904 umgerechnet. 



Nachdem die Höhen des Barometers I auf die Temperatur des Barometers III 

 reduzirt worden waren, blieben die folgenden Differenzen zurück. Da später 

 weite Kammer an das Barometer HI angebracht werden, bezeichnen wir sein 

 Stand hier mit IH^. 



