44 A. F. SUNDELI;. 



Öfen symmetrisch gelegen sind, unterscheiden sich die Temperaturen der beiden 

 Plätze um nur einige Hundertel des Grades. 



Am Barometer IV, die jetzt den Maassstab IVj (siehe 38.) trug, wurden 

 die im 35. erwähnten Thermometer H 16 (unten), H 19 (Mitte) und H 35 (oben) 

 angebracht. Die Tempei-atur am Barometer III wurde durch die in 49. er- 

 wähnten Thermometer bestimmt. Beide Barometer waren durch weisse Karton- 

 schirme gegen Wärmestrahlung von den Beobachtern geschützt. 



54. Herr Direktor Biese hatte die Güte in den Vergleichungen Theil zu 

 nehmen. Sämmtliche Ablesungen und Einstellungen geschahen daher gleich- 

 zeitig in folgender Ordnung. Nachdem wir die Cylinder P heruntergeschraubt 

 hatten, wurden die Mikroskope in die richtigen Höhen gestellt. Jetzt Hessen 

 wir die Thermometer ab : am IV erst das untere, dann das mittlere und zu- 

 letzt das obere, am III erst das untere, dann das obere und zuletzt das mitt- 

 lere. Dann kamen die Einstellungen mit den Mikrometern auf die Spiegel- 

 bilder: ein Mal unten, zwei Mal oben und wieder ein Mal unten. Zuletzt 

 geschahen die Ablesungen der Thermometer in der umgekehrten Ordnung. 

 Ohne etwas zu ändern stellten wir weiter auf die gespiegelten Striche ein und 

 bestimmten die Werthe einer Schraubenumdrehung -durch Messung des nächsten 

 Millimeters im Gesichtsfelde. Zuletzt wurden die Cylinder P hinaufgeschraubt 

 und die Mikrometer in die Anfangslage gedreht. 



55. Durch ein Nivellirinstrunient fand Herr Direktor Biese, dass die 

 Striche 769,5 auf IV und 759,5 auf III in derselben Horizontalebene lagen. 

 Dieser Höhenunterschied, dem eine Niveaudifferenz von etwa 14 mm zwischen 

 den unteren Quecksilbertiächen entsprach, wurde bei der Reduktion von III 

 auf IV beachtet. Da hier (und bei allen folgenden Vergleichungen) zwei 

 Ablesungen der Thermometer vorhanden sind, wurden aus den drei gleich- 

 zeitigen Thermometerständen in der früher in 43. beschriebenen Weise sowohl eine 

 Anfangstemperatur dei- Quecksilbersäule als eine Endtemperatur berechnet; das 

 Mittel dieser beiden Temperaturen wurde als die wahre Temperatur der Queck- 

 silbersäule betrachtet. Es werden hier die mit IVj bezeichneten Barometer- 

 stände von IV sowie die Differenzen IV^ — III i angeführt, nachdem III auf 

 die Temperatur von IV reduzirt worden war. 



