Verçjleichungen zwischen NormaJhar ometern. 



45 



Vergleichimgen im Jahre 1904 zwischen den Iformalharometern III (mit 



weiten Kammern) und IV. 



56. Die beiden Barometer waren im magnetischen Pavillon aufgestellt 

 wie im Jahre 1903. Herr Direktor Biese nahm auch jetzt in vielen der 

 Vergleichungen Theil. Diese Vergleichungen werden unten mit einem B 

 vermerkt. Die übrigen wurden von mir ohne Hülfe ausgeführt in folgender 

 Ordnung. Zuerst wurde das Cylinder P am Barometer IV herabgeschraubt 

 und die Mikroskope eingestellt. Dann geschah dasselbe für das Barometer III. 

 Bei den eigentlichen Beobachtungen wurden zuerst die Thermometer am IV 

 abgelesen und die Mikrometer auf die Spiegelbilder eingestellt, ein Mal unten 

 und ein Mal oben. Weiter wurden die Thermometer am IH abgelesen und die 

 Mila-omcter eingestellt : ein Mal unten, zwei Mal oben und ein Mal unten, 

 und sodann die Thermometer wieder abgelesen in umgekehrter Ordnung. Dann 

 ging ich zum IV zurück, stellte oben ein Mal und unten ein Mal ein und las 

 die Thermometer in umgekehrter Ordnung ab. Nachher wurde in aller Euhe 

 alle übrigen Einstellungen gemacht, die Cylinder hinaufgeschraubt und wenn 

 nöthig die Vacuumspannungen bestimmt. Während der Zeit, etwa 8 Minuten, 

 zwischen den ersten und den letzten Temperatui'bestimmungen stiegen die Ther- 

 mometer ein wenig, am IV höchstens 0,°2, gewöhnlich viel weniger. Bei 



N:o 2. 



