46 . A. P. SUNDELL. 



einigen Vergleichungen wurden die vier Zeiten aufgezeichnet gleicli vor der 

 Ablesung der Tliermonieter am IV und am III, nach den Ablesungen am III 

 und nach der letzten Ablesung der Thermometer am IV. Das Mittel der 

 ersten und vierten Zeit stimmte bis auf eine halbe Minute mit dem Mittel der 

 zweiten und dritten Zeit. Die beobachteten Barometerstände sind somit genü- 

 gend gleichzeitig. 



Auch am Barometer III sind von jetzt ab drei Thermometer von Gebr. 

 Herrraann angebracht. Diese Thermometer sind von Herrn Direktor Biese 

 untersucht worden und in derselben Weise gegen Wäi'mestrahlung geschützt 

 wie die Thermometer am Barometer IV. 



Die Temperaturen wurden wie früher berechnet und sämmtliche Reduktionen 

 in der früheren Weise angebracht. Der Barometerstand III ist auf die Tem- 

 peratur von IV reduzirt. Der Strich 8Ü0 lag 7 mm höher am IV ; da aber die 

 untere Quecksilberfläche am IV etwas tiefer auf der Skala stand als am III, betrug 

 die faktische Niveaudifferenz höchstens 4 mm, woher eine Reduktion für ungleiche 

 Höhe nicht erforderlich ist. 



57. Gleich im Anfange der Vergleichungen wurde es bemerkt, dass das 

 Barometer IV erheblich (etwa 0,03 mm) höher als das Barometer III stand. 

 Dieses unerwartete Ergebniss veranlassten uns ii-gend eine Fehlerquelle zu be- 

 fürchten. Zuerst wurden in Frage gestellt, in wie fern die Bestimmungen der 

 Vacuumspannung beiderseits gleich gut waren, oder ob vielleicht wegen un- 

 gleicher Adhäsion des Quecksilbers in den kapillaren Ausflussröhren der Luft- 

 pumpen die Depressionen unzuverlässig ausfallen könnten. Es wurde daher 

 nach der Vergleichung am 27. Juli Luft in beide Barometer hineingelassen. 

 Dann wurden ihre Trockenkugeln durch eine etwa 5 m lange Leitung von 

 feinen Glassröhren verbunden ; nachher wurde wieder ausgepumpt. Die Vacuum- 

 spannungen wurden somit in beiden Barometern identisch. Herr Direktor Biese 

 bestimmte diese Spannung wechselweise mit beiden Luftpumpen und erhielt 



