Vergleicimngen zwischen Normalbarometern. 47 



58. Da somit die beiden Luftpumpen identische Werthe der Vacuum- 

 spannung geben oder eine gleich genaue Messung dieser Spannung gestatten, 

 musste untersuclit werden, ob vielleiclit das speciflsche Gewicht des Queksilbers 

 in den Barometern einen merklichen Unterschied verursachen könnte. Die 

 Barometer wurden daher ausgeleert und das Quecksilber vom Barometer UI 

 wurde in das Barometer IV hineingebracht, und umgekehit das Quecksilber 

 von IV in III. Nach dem Auspumpen wurden die Vergleichungen fortgesetzt, 

 wobei die Vacua bis Ende August in Verbindung blieben und daher keine 

 Vacuumspannung weiter angebracht wurde. Am 1. September fangen die 

 Barometer an zu lecken; die Verbindung zwischen ihnen wurde daher abge- 

 brochen. Nach gehöriger Dichtung wurden wieder einige Vergleichungen ge- 

 nommen, wobei die Vacua separirt verblieben. Die anfangs beobachtete Diffe- 

 renz hielt sich doch die ganze Zeit unvermindert, wie die jetzt folgenden 

 Vergleichsresultate zeigen. 



Der Stand im Barometer III bezeichnen wir jetzt III „. 



Barometer IV^. Differenz IV j — III „• 

 Vacua separirt. 



N:o 2. 



