Vergîeichungen zwischen Normalharometeirn. 49 



61. Die Mikroskope am II waren mit den Miki-ometern des Labora- 

 toriums (40.) und mit den in 22. genannten Objektiven versehen. 



n. 



Mittei + 0,014 mm + 0,002 mm. 



Der mittlere Fehler einer Vergleichung ist = + 0,011 mm. Auch diese 

 Keihe ist daher von derselben Güte wie die vorhergehenden. 



62. Dui-ch die Freundlichkeit des Herrn Direktor Biese konnte ich in 

 den folgenden Reihen die Mikroskope des Barometers III benutzen. Um die 

 Objektive hinreichend nahe den Kammern bringen zu können, musste ich doch 

 den Komparatorbalken weiter von der Wand befestigen. Hierdurch wurde 

 die Stabilität schlechter, was die verminderte Genauigkeit der folgenden Reihen 

 erklärt. 



Barometer IVj. Differenz IV^ — II. 



1905 Okt. 16 728,316 mm —0,009 mm 



„ 730,696 — 0,009 



„ 731,434 —0,029* 



17 745,358 —0,036* 

 748,025 +0,011 

 748,481 + 0,018 



18 751,212 —0,017 



N:o 2. 7 



