50 



Mittel — 0,002 + 0,004 mm. 



63. Die Differenz schwankt hier besonders stark und der mittlere Fehler 

 einer Vergleichung erreicht die Grösse von + 0,026 mm. Offenbar hat hier die 

 schlechte Aufstellung des Barometers II einen Einfluss. Das Haus, wo das 

 Beobachtungszimmer sich im zweiten Stockwerke befindet, wii'd oft erschüttert 

 durch das Befahren der Strasse von schweren Lastwagen. Ein Versetzen des 

 Apparates, besonders des Komparatorbalkens, während einer Vergleichung ist 

 daher nicht ausgeschlossen. Auch das Gehen in anderen Zimmern des Labo- 

 ratoriums, das Zuschliessen von Thüi-en u. s. w. können Störungen herbeiführen. 

 Unter solchen Umständen kann man sich berechtigt halten die am meisten 

 abweichenden Differenzen auszuschliessen. 



Wir berechnen daher einen Mittelwerth mit Ausschliessen der Differenzen, 

 welche mit einem Sternchen bezeichnet sind und deren Abweichungen vom 

 oben angeführten Mittelwerthe grösser als den mittleren Fehler einer Ver- 

 gleichung sind. Wir finden in dieser Weise aus den 11 zurückbleibenden 

 Differenzen 



iVj— II = + 0,002 mm + 0,003 mm 



mit einem mittleren Fehler von + 0,014 mm für eine Vergleichung. Dieser 

 Werth unterscheidet sich nicht wesentlich vom Mittelwerthe in 62., ist wohl 

 aber theoretisch mehr wahrscheinlich. 



64. Das Barometer IV wurde jetzt demontirt, weil die Einkittung des 

 Skalenrohres im Halse der oberen Kammer nicht ganz zuverlässig war. 

 Nachdem es wieder in Ordnung gestellt worden war, wurde folgende Reihe 



Tom. XXXIV. 



