Vergleichungen eivischen Normalharometem. 51 



Vergleichungen genommen. Beim Barometer II wm-den auch jetzt die Mikro- 

 skope der Meteorologischen Centralanstalt benutzt. 



Mittel + 0,009 mm + 0,003 mm. 



Diese Reihe ist wieder ziemlich gut; der mittlere Fehler einer Ver- 

 gleichung ist = + 0,019 mm. Die Störungen von der Strasse waren auch 

 weniger merkbar, da sie jetzt eine Schneedecke trug. 



65. Die letzten Tage drängte sich Luft in das Vacuum durch die 

 Kittung am Halse der oberen Kammer. Es wurde daher das Barometer IV 

 demontirt und die neue Skala 2 hineingesetzt. Ohne etwas am Barometer U 

 zu ändern wurde folgende Reihe Vergleichungen genommen. 



N:o 2. 



