52 



Mittel + 0,006 mm ±0,003 mm 



Diese Eeihe ist gleich gut wie die vorhergehende ; der mittlere Fehler 

 einer Vergleichung ist — + 0,021 mm. Wii- haben mithin 



IVj— IV2 = + 0,003 mm ± 0,003 mm. 



Da das Barometer II seit der vorhergehenden Reihe unverrückt gelassen 

 wurde, können wir mithin behaupten, dass das Barometer IV durch den Umtausch 

 der Maassstäbe sich nicht merklich verändert hat. Die neue Skala wird 

 daher für die Zukunft beibehalten. 



66. Um eine endgültige Korrektion des Barometers II zu erhalten^ 

 wui'den dieselben Objektive wie in 61. wieder zurückgesetzt. Mit den' Mikro- 

 metern der Centralanstalt wurde dann die folgende Reihe genommen. 



Tom. xxxiv. 



