VergleicJinngen zwischen Normalharonietern. 53 



Barometer lY^. Differenz TV^—ll. 

 1906 Febr. 5 757,868 mm 



760,154 

 762,715 



6 762,102 



7 743,252 



8 743,870 

 743,884 

 742,938 

 742,501 



10 737,754 

 738,182 

 738,467 



11 746,715 



Mittel +0,008 mm + 0,003 mm. 

 Der mittlere Fehler einer Vergleichung ist = ± 0,015 mm. 

 Beachtet man die kleine in 65. erhaltene'Differenz IVi— IV2, so stimmt 

 dieser Mittelwerth hinreichend mit dem in 61. erhaltenen. Man bekommt 



IV2— II = + 0,008 mm 

 IVi— IV2 = + 0,003 

 daher IV^— H = + 0,011 mm. 

 In 61. wm-de erhalten IV,— II = + 0,014 mm + 0,002 mm. 

 67. Es wurde jetzt das Barometer II gegen das Barometer I ausge- 

 tauscht und Vergleichungen mit dem Barometer IV angestellt. Am Barometer I 

 wurden die Thermometer H 42, H 20 und H 39 angebracht. Die Beleuch- 

 tung der Skala war hier nicht ganz befriedigend; Tageslicht konnte nicht be- 

 nutzt werden, da die Skala sich vom Fenster weg wandte. Gewöhnlich war 

 das Licht einer kleinen, neben dem Objektive angebrachten Glühlampe hin- 

 reichend; oft aber musste ich doch eine kleine Benzinflamme anwenden, die 

 unten am Mikroskope, oben hinter der Sksila gestellt wurde. Nach allen 

 Reduktionen wm-den folgende Differenzen erhalten. 



Barometer IV^. Differenz IV^ — I. 

 1906 März 6 743,786 mm - 0,010 mm 



742,618 - 0,005 



741,568 + 0,006 



741,465 -0,004 



7 741,356 —0,013 



N-.o 2. 



