56 A. F. SUNDELL. 



unteren Mikroskope von III verändert war nach dem Hinaufschrauben des CyHn- 

 ders P, ohne dass man im oberen Mikroskope irgend eine Verrückung- wahrnehmen 

 konnte. Da eine Durchbiegung oder irgend eine andere Veränderung des 

 Maassstabes bei der Bewegung des Cylinders P oder durch den Druck seines 

 Pfropfens gegen den Boden des Reservoirs R' ganz ausgeschlossen ist, kann 

 diese Erscheinung nur irgend einer Nachwirkung im Mikrometer des Mikro- 

 skopes zugeschrieben werden. Diese Miki-ometer haben eine wenig zuverlässige, 

 jetzt nicht mehr gebrauchte Konstruktion und sind vielleicht auch etwas abge- 

 nutzt nach einer zehnjährigen Anwendung. 



Ziisammenfassung. 



71. Wir haben jetzt folgende Vergleichsreihen zur Verfügung. In dieser 

 Zusammenstellung bedeuten IIp die mit den Objektiven des Polytechnischen 

 Institutes erhaltenen Höhen am Barometer II, 11^ aber die mit den Objektiven 

 der Meteorologischen Centralanstalt gemessenen Höhen. 



1. 1887 Febr.— März . . I— II = - 0,007 mm ± 0,002 mm 



2. 1896 Aug.— Sept. . . III —1 = + 0,025 + 0,002 



3. 1903 Okt.— Nov. . . IV —IHi = + 0,010 ±0,002 



4. 1904 Juli— Nov. . . IV —III^ = + 0,027 ±0,002 



5. 1905 Oktober . . . IV,— II„ = + 0,014 ± 0,002 



6. „ „ . . . IV,— II„, = + 0,002 ±0,003 



7. 1905 Nov.— 1906 Jan. IV,- II.„ = + 0,009 ±0,003 



8. 1906 Jan.— Febr. . . IV,— II,„ ^ + 0,006 ± 0,003 



9. „ Februar . . . IV,— IIp = + 0,008 ± 0,003 



10. „ März .... IV.— I = - 0,006 ± 0,002 



11. „Mai ... . III,— I =-0,045 ±0,002 



72. Die Resultate 5. — 10. sind im ersten Räume hervorzuheben, da diese 

 Reihen gewissermaassen in sich geschlossen sind. Wie schon oben in 65. 

 bemerkt wurde können die Barometerstände IV, und IV, als identisch be- 

 trachtet werden. Die Differenzen 5. und 9. stimmen auch in befriedigendem 

 Grade, besonders wenn man die Differenz IV, — IVj = + 0,003 mm in 65. 

 als faktisch annimmt. Die Reihen 6. und 7. aber zeigen, dass die Demon- 

 tirung und Wiederaufstellung von IV eine Veränderung von + 0,007 mm 

 hervorgebracht haben, falls überhaupt die Beobactungen am II zuverlässig sind 

 wegen der schlechten Befestigung des Komparators (siehe 62. und 63.). 



Tom. XXXIV. 



