Vergleichlingen zwischen Normalharometern. 59 



Arbeiterverhältnissen auf das Doppelte steigen würde, so kosten doch die ÜSTor- 

 malbarometer in St. Petersburg und in Sèvres vielmal mehr. 



78. Ich erlaube mir hier folgende Anweisungen für eine eventuelle Kon- 

 struktion solcher Barometer nachzutragen. 



Das Grundbrett GG Fig. 5 in 32. kann man breiter machen nach dem 

 Komparatorbalken zu. Man wird dadurch im Stande sein auch den vorderen 

 (oder rechten) Rand der Messingscheibe FF (Tafel Fig. 2) an einen dritten 

 Eichenklotz zu befestigen, die an das Grundbrett in der Mitte zwischen den 

 beiden Klötzen EE festzuschrauben sei. 



Auch kann man die Luftpumpe für sich aufstellen in einiger Entfernung 

 vom Barometer und durch eine beliebig lange Röhre von der Form Fig. 6 in 33. 

 mit der oberen Kammer verbinden. Das Grundbrett macht man in diesem Falle 

 entsprechend schmäler. 



Ein Skalenrohr mit ScJdiff'stück wie Fig. 2 in 19. ist jedenfalls vorzu- 

 ziehen. Ein geschickter Glaskünstler wird gewiss einen geraden Einschliff 

 sowie die Streifen oben und unten herstellen können. 



Das Seiteurohr ist am besten anzubringen wie Fig. 9 in 36. anzeigt. 



Skalenröhren mit kleinem Ausdelmungskoeffizienten (die schwerschmelz- 

 baren Röhren von Numa Peterson in Stockholm, Röhre des Barometers II) 

 sind gebrechlich. Dagegen haben sich Röhren mit grösserer Ausdehnung 

 (Barometer III und IV,) haltbar gezeigt. Metallröhren (Eisen, Nickel) als 

 Maassstäbe sind vielleicht nicht anzurathen, theils wegen ihrer Schwere, theils 

 weil die Anordnung einer passenden Beleuchtung schwierig ist. 



Endlich müssen die Mikrometer einen sicheren Gang haben. Die Ver- 

 grösserung der Mikroskope ist so anzuordnen, dass 1 mm im Bilde fünf 

 Umdrehungen entspricht. Bei 100 Theilen am Umkreise der Trommel ist 

 somit 1 Trommeltheil = 0,002 mm. 



Das Quecksilber muss besonders rein sein. Man behandelt es am zweck- 

 mässigsten zuerst mit Bikromatlösung ; nachher wird es im luftleeren Räume 

 destillirt. In dieser Weise gereinigtes Quecksilber hält sich Jahre lang. Man 

 braucht nur das Häutchen, das auf der unteren Quecksilberfläche nach 

 längerer Zeit zum Vorschein kommt, mit einem Pinsel abzustreichen. Mitunter 

 kann man auch einen Theil des Quecksilbers in der unteren Kammer durch 

 neues ersetzen. 



N:o 2. 



