Tabelle H. 



Tabelle I enthält die Werthe von 1000 *Vr^ = ^, wo «=0,0001818 



i -j- al 

 oder der mittlere kubische Ausdehnungskoeffizient des Quecksilbers für 1°, 

 |j = 0,0000184 der lineare Ausdehnungskoeffizient des Barometer-Maassstabes 

 bedeuten. Die Reduktion auf 0° einer beit^ gemessenen Barometerhöhe 5 mm 

 AB 



ist = 



1000 



mm. Wenn der Maassstab bei t^° mit einem bei 0° richtigen 



Millimeter-Maassstabe vom Ausdehnungskoeffizienten ß — 0,0000184 überein- 

 stimmt, aber einen anderen Ausdehnungskoeffizienten |i, besitzt, so wird zuerst 

 an die bei t° gemessene Barometerhöhe B die Korrektion 



z/5 = - {ß-ß,){t-QB 



angebracht. Die Höhe B + JB wird dann nach der Tabelle I auf 0° 



reduzirt. 



a — ß 



Tabelle II enthält die Werthe von 1000 



A'. Die Reduktion 



(i + «0' 



von einer bei t^" gemessenen Barometerhöhe B mm auf eine nahe liegende 



A'{t,-t,)B 



Temperatur t./ ist = 



1000 



mm, wenn man in diese Tabelle mit dem 



Argumente t = \ (^+^a) eingeht. (In 10., S. 11 ist der Exponent 2 vom 

 Nenner ausgefallen). 



