12 L. WILLIAM OÓmorw. 
eingeführt und vor allem musste die „negative“ Elektrode eingesetzt werden, solange 
das Amalgam flüssig war, wo sie bei der Erstarrung des Amalgames in. senkrechter 
Stellung befestigt wurde. Dann wurde die Paste über das Quecksilber und ein Kad- 
miumchloridteig über das Amalgam eingetragen, wonach das Element mit trockenen 
Kadmiumchloridkrystallen und gesättigter Lösung gefüllt wurde. Dies für Elemente von 
dem Kadmium-Normaltypus. 
Was dagegen die Elemente von dem Weston-Typus anbetrifft, fielen hier natürlich 
die Krystalle und der C4 Cl,-Teig über dem Amalgam fort, und wurden dieselben statt 
dessen mit Kadmiumchloridlösung von bestimmtem Gehalt gefüllt. Bei den Elementen, 
in denen das Amalgam durch einen amalgamierten Kadmiumstab ersetzt war, wurde 
dieser in einem Gummistópsel befestigt, mit welchem die eine Seite der H-hóhre in die- 
sem Falle geschlossen wurde. Die Stange wurde nach oben zu paraffiniert, so dass eine 
Kontaktstelle zwischen Lósung, Metall und Luft nicht entstand. 
Nachdem alle Reagentien eingeführt waren, wurde eine Paraffinschicht auf der 
Lösung erst in der einen Hälfte des Gefässes geschmolzen. Durch Schrägstellung des 
Gefüsses wurde darauf eine Luftschicht zwischen das Paraffin und die Lósung gebracht. 
Ebenso wurde mit der andern Hälfte verfahren. Auf das Paraffin wurde eine Kork- 
schicht gesetzt und die Zelle schliesslich sorgfältig mit gewöhnlichem Siegellack oder 
Marineleim geschlossen. 
In ähnlicher Weise wurden auch die übrigen Kadmiumzellen aufgebaut mit dem 
einzigen Unterschied, dass hier natürlicher Weise die entsprechenden Bromid-, Jodid- 
und Sulfatsalze verwendet wurden. Was nun spezielle Eigentümlichkeiten in der Zu- 
sammensetzung u. s. w. anbetrifft, so finden sich weitere Angaben bei den einzelnen 
Serien. 
Allgemeines über die Messungen. 
Um die Temperaturkoeffizienten der Elemente zu bestimmen, war es nötig, diese 
eine längere Zeit bei konstantem Wärmegrad zu halten, damit Gleichgewicht bei dieser 
Temperatur in jeder Zelle eintreten könnte. Die Zellen wurden daher während aller 
Messungen in einem Thermostat gehalten und da die meisten Elemente so eingerichtet 
waren, dass sie ohne weiteres in einen gewöhnlichen Wasserthermostaten eingesetzt wer- 
den konnten, so wurde ein solcher für den Zweck verwandt. Nur die Zellen C und III 
des gewöhnlichen Normaltypus mit im Boden eingeschmolzenen Platindrähten wurden in 
ein mit Petroleum gefülltes Glasgefäss gesetzt, welches wieder im Wasserthermostat auf- 
gestellt wurde. Der Rührer desselben wurde durch einen Elektromotor getrieben und 
die Temperatur, welche mit zwei in 0,1° geteilten Termometern gemessen wurde, hielt sich 
überall im Gefäss ausserordentlich konstant, solange die Temperatur höher war als die- 
Tom. XLI. 
