1. Der Zweck der Arbeit war die Bestimmung des optischen Brechungsquotienten für 
Lósungen von Bariumnitrat in Wasser, in dem ganzen zugànglichen Intervall der Koncentra- 
tionen und der Temperatur. Ausserdem wurden die specifisehen Gewichte und die Wärme- 
ausdehnungskoefficienten der Lósungen bestimmt. 
Die Bestimmungen des Brechungsquotienten erstreckten sich ausser auf reines destil- 
liertes Wasser auf Lósungen mit sehr nahe 2, 4, 6, 8, 10 und 12 Gewichtsprocent Barium- 
nitrat und auf das Temperaturintervall von 5? C bis 50? C. Weil die Lósungen mit den hó- 
heren Procentgehalten bei Zimmertemperatur nicht bestàndig sind, sondern ein Teil des Salzes 
ausfállt, und der Procentgehalt bei der für die Messungen oft vorzunehmenden Auflósung und 
Erhalten bei einer bestimmten Temperatur nicht ganz unveränderlich blieb, wurde die Dichte 
sehr oft mit Pyknometer auf's neu bestimmt. 
2. Die Bestimmungen des Brechungsquotienten wurden mit einem PurrnicH'schen To- 
talrefraktometer ausgeführt, (siehe die Abbildung in Chwolson, Lehrbuch der Physik, II, Fig. 215) 
mittelst Licht aus einer Natriumflamme. Die Konstante N in der Refraktometerformel 
(1) n — y N? — sin?i 
hatte für Natriumlicht den Wert N = 1,62098. Das Refraktometer war mit einer besonderen 
Wärmevorrichtung versehen, indem der Glascylinder, welcher die zu untersuchende Flüssigkeit 
enthielt, von einem Metallcylinder umgeben war, durch welehen man warmes oder kaltes 
Wasser cirkulieren liess. Das in die Flüssigkeit getauchte Thermometer war in Zehntel 
Grade eingeteilt. 
Die Beobachtungen bei einer bestimmten Temperatur wurden so ausgeführt, dass man 
den Grenzwinkel abzulesen begann, als die Temperaturen der zu untersuchenden Lósung und 
des umgebenden Wassers sich an einander näherten. Die Ablesungen wurden (bei hóheren 
Temperaturen als der Zimmertemperatur) fortgesetzt, bis die Lósung ihr Temperaturmaximum 
erreicht und sich wieder zu der Temperatur abgekühlt hatte, bei welcher die Ablesungen be- 
gannen. Indem man keine grösseren Unterschiede von der Maximaltemperatur als !/,? C zu- 
liess, erhielt man so 10 bis 12 Bestimmungen bei Zimmertemperatur und davon nicht zu sehr 
verschiedenen Temperaturen, 8 bis 10 Bestimmungen bei anderen mehr verschiedenen Tempe- 
raturen. Weil das Thermometer etwas Verzögerung im Verhältnis zur Flüssigkeit hat, fängt 
jene sich schon abzukühlen an, als das Thermometer noch das Maximum anzeigt. Es wurde 
deshalb nicht dem abgelesenen Maximum der Temperatur der entsprechende an der Refrakto- 
meterteilung abgelesene Grenzwinkel zugeordnet, sondern in der Nàhe des Maximums dem 
Mittel der Temperaturablesungen der Mittelwert der abgelesenen Winkel zugeordnet. 
An dem Refraktometer, welches von der Firma ,Leybolds Nachfolger“ in Kóln geliefert 
war, konnten die ganzen Minuten mittelst des Nonius sicher abgelesen werden und die halben 
