Bestimmung des optischen Brechungsquotienten von Bariwmnitratlósungen. 13 
Tabelle VIII. Ausgeglichene Werte des Brechungsquotienten. 
i RE psu | ERG SER | ERROR ie | Be i 
Lósung Lósung Lósung Lósung Lósung Lósung 
| 
0°C, 1,893415 | 1,33656 1,383895 | | 0° C 
59 |-1,33401 | 1.33639 | 1,33874 | 1.34111 | 59 | 
| 109 | 133378 | 1,33618 | 1,33842 | 1,84077 | | 109 
159 1,833347 | 1,833578 1,893803 1,984085 | 1,34283 | 15? | 
20° 1,33307 1,33536 1,35757 | 1,33985 1,34229 20° | 
25° 1,33259 1,33485 1,33703 | 1,33928 1,94168 | 1,34385 25° 
30° | 1,33203 1,33426 1,33642 1,33864 | 1,34101 1,34323 | 809 
35° | 1,33139 1,33359 1,33574 | 1,33792 1,34027 | 1,34254 | 35° 
409 | 1.33066 | 1,33284 | 1,33499 | 133712 | 1,33947 | 134178 | 1,34402 | 40° 
459 | 1,82984 | 1,33201 | 1,33416 | 1,33625 | 1,33860 | 1,34095 | 1,34316 | 45° 
50° | 132895 | 1,33109 | 1,33326 | 1,33530 | 1,33766 | 1,34004 | 1,34225 | 50° | 
9. Was jetzt die Grósse der Beobachtungsfehler bei den Bestimmungen des Brech- 
ungsquotienten n, betrifft, bemerkt man, dass sie teils von Fehlern bei Ablesung des Grenz- 
winkels 7, teils von Fehlern in der Temperaturbestimmung der Flüssigkeit herrühren. Die 
Teilung gab mit Hülfe des Nonius noch eine Minute an. Setzt man den Ablesefehler hóch- 
stens gleich 1', so erhält man nach PuLFRICH's Refraktometertabellen in dem benutzten Inter- 
vall 68220' — 65?30' für ? als grössten Fehler in dem Werte von n, 4-8,2- 10 ?. Das Ther- 
mometer war in Zehntel Grade eingeteilt. Einem gróssten Fehier der Temperatur der Flüs- 
sigkeit von 09,1 entspricht nur der Fehler + 0,6: 107” in ^y, jedoch werde bemerkt, dass 
das Thermometer nicht besonders verificiert war. Aus beiden genannten Ursachen zusam- 
men kann also ein maximaler Fehler in », von 4-8,8-10 entstehen. 
Nimmt man, was die Bestimmung der Dichten betrifft, die allgemeinen Konstanten 
Q,: 4 und £ als richtig an, so entstehen Fehler durch die Bestimmung des Ausdehnungs- 
koefficienten «, der Temperaturen t und /, und bei den Wägungen (m, und w,). Die Grösse 
« ist aus Kurven interpoliert, wo die einzelnen Punkte um höchstens + 9,5 - 10 ^ fehlerhaft 
sind. Der Fehler in « kann also gleich 1-10 ^? gesetzt werden. Die Temperaturen am Pykno- 
meter wurden auf !/,? genau abgelesen. Bei den Wägnngen war die Fehlergrenze 1 mg. Dies 
gibt einen Fehler der Dichtebestimmung von 4-1,9-10 *. Aus Fehlern in « und den Tem- 
peraturen {, t, kann höchstens ein Fehler von +8: 107” entstehen. Es kann also der Feh- 
ler der Dichte zwei Einheiten der vierten Decimale oder im ungünstigsten Falle + 27 - 10 ^ 
betragen; thatsächlich wurde die Dichte auch mit nur 4 Decimalen oben angesetzt. 
Es werde auch die Fehlergrenze des spáter zu betrachtenden Brechungsvermógens 
hier angeführt. Der Fehler der Grósse IL wird nach dem obigen höchstens + 17-107”, 
ebenso sind die Fehlergrenzen der Grössen 
Kl d rm —1 1 
d MEET mc 
+ 10-10 ^; somit wird bei allen diesen Grössen schon die vierte Decimale unsicher. 
bez. 4-45-10 ? und 
N:o 6. 
