14 



G. Melandee. 



Wänden, der oben geschlossen und in der Mitte horizontal in zwei Hälften zerschnitten 

 ist. Die obere Hälfte bildet also den Deckel des Zylinders. Die inneren Räume dieser 

 Dampfzylinder stehen durch Löcher, die an den oberen Teilen der inneren Wände der 

 Deckel angebracht sind, in Verbindung mit dem Mantelraume der Dampfzylinder. Der 

 Boden der inneren Teile der Dampfzylinder besteht aus messingenen Drahtnetzen, wel- 

 che das zur Erzeugung einer Temperatur von 0° angewandte Eis hindern in den un- 

 teren Teil der Siedeapparate zu fallen. Bei der Tempei'atur von 100"^ C dringt der 

 in diesen Behältern sich entwickelnde Dampf in die Dampfzylinder ein, durchläuft dann 

 in ihrer ganzen Länge die Zwischenräume zwischen den beiden Wänden der Zylinder, 

 um aus den Siedeapparaten durch die am Boden der äusseren Zylinder angebrachten 

 Röhren herauszutreten. 



Die beiden Siedeappai'ate standen mit Wassermanometern in Verbindung. Der 

 Dampfdruck wurde jedoch so regulirt, dass kein merkbarer Überdruck beobachtet werden 

 konnte. 



Li die beiden Zylinder sind Glasballons eingeführt. Diese beiden Ballons sind 

 fast ganz gleich gross und gleichzeitig geblasen. Der eine Ballon A Fig. 2 ist aber 

 inwendig mit sanier Pluornatriumlösung ganz matt geätzt. ' Der andere Ballon B ist 

 dagegen glatt gelassen. Die beiden Ballons sind ausserhalb des Siedeapparates unter- 

 einander durch Kapillarröhren gfh verbunden und kommuniziren mit dem einen Sei- 

 tenaste Ejj des Y-förmigen Vergleichers DE. 



Der zweite Seitenast D k l des Vergleichers ist an den Kompressor l C m n ange- 

 schlossen. Der vertikal abwärts gerichtete Teil des Vergleichers führt mit Schlauchver- 



l)indung zu einem Quecksilberbehälter B. Der oberste Teil 

 jedes der beiden Seitenäste D und E des Vergleichers besteht 

 aus einem dickeren Rohre, 25 mm innerer Durchmesser, das 

 die in Fig. 3 angegebene Form hat. Um den „schädlichen 

 Raum" möglichst klein zu machen, sind die Einstellspitzen 

 nicht an die Seite des Rohres, sondern an sternförmige Grlas- 

 stücke angeschmolzen, die ihrerseits hoi'izontal an der Verbin- 

 dungsstelle des weiteren Rohres und des Kapillarrohres an 

 drei Stellen fixiit sind. Anstatt schwarzer Glasspitzen habe 

 ich sehr dünne, scharf abgeschliffene Spitzen aus weis- 

 sem Glase gebraucht und sehr vorteilhaft gefunden. Der 

 Zwischenraum zwischen der Spitze und ihrem Spiegelbilde 

 tritt dann bei passender Beleuchtung sehr genau begrenzt und dunkel hervor, im 

 Gegensatz zu der weissglänzenden Spitze und ihrem ebenso hellen Spiegelbilde. Der 

 Vergleicher scheint also, wenn man alle Einkittungen vermeiden will, bei kleinem schäd- 

 lichen Räume eine sehr scharfe Einstellung zu gewähren. 



Besonderen Dank schulde ich Herrn Doktor P. Chappius in Sèvres, welcher mir 



Fis. 3. 



1 Die Innenfläche eines Glasballons kann auf diese Weise nur dann gleichmässig geätzt werden, wenn 

 der Ballon die ganze Zeit geschüttelt wird. Ich habe dies drei Stundenlang getan. 



T. xxxm. 



