Studien über Gase. 



15 



EZ 



'// >l/l.>/l i >>>>>' 'TTT 



^,1 >! !1 /!/ • ' 1 1 .TT 



im Jahre 1892 diesen Teil des Apparates in liebenswürdigster Weise bei Alvergniat in 

 Paris bestellt hat. 



Vor der Befestigung des Vergleichers wurden die beiden Glasspitzen mit Hilfe 

 einer besonderen Ji;stierungsanordnung genau in gleicher Höhe eingestellt. Hierbei wa- 

 ren die beiden Seitenäste des Vei'gleichers in Verbindung mit der äusseren Luft. Nach- 

 dem alle in dieser Alihandlung beschriebenen Versuche ausgeführt waren, wurde die 

 Einstellung des Vergleichers nochmals kontrollirt und unverändert gefunden. 



Um die Einstellung an den Spitzen so fein wie möglich ausführen zu können, habe 

 ich das Quecksilben'eservoii' R an eine besondere Hebevorrichtung befestigt. 



Das Reservoir R (F'g- -1) i'ulit <iuf den eisernen Platte j)])'^ die um ein Scharnier 

 -p' auf- und al)wärts drehbar ist. Die Drehung dieser Platte 'py' wird mit Hülfe der 

 Miki-ometerschraube S ausgeführt. Das Ende dieser 

 Schraube stösst an die unbeweghch an dem Holzklotz 

 RR' befestigte eiserne Platte PP'P". Wenn das 

 Ende p der beweglichen Eisenplatte durch Drehen 

 der Schraube S um einen Millimeter z. B. geho- 

 ben wird, steigt das Reservoir R nur den fünften Teil 

 eines Millimeters empor, denn der Abstand der Scliraulie 

 vom Scharnier ist fünfmal so gross wie der Abstand 

 der Mittellinie des zylindrischen Reservoirs von dem- 

 selben Scharnier. 



Die grobe Einstellung des Q.uecksilbers im Ver- 

 gleicher wird durch vertikale Verschiebung des Holz- 

 klotzes HR' längs eines an der Wand befestigten 

 Supports bewerkstelligt. 



Der Vergleicher ist durch einen halbzylinderförmigen Messingschirm gegen äussere 

 Strahlung geschützt. Dieser Schirm reicht nur so hoch, dass man die Einstellung an 

 den Spitzen, ohne den Schirm wegzunehmen, bewirken kann. Da dieser Schirm an einem 

 Scharnier befestigt ist, kann man denselben bei Druckveränderungen im Apparate zur 

 Seite drehen. 



Der Kompressor oder Messapparat besteht aus einem Glasballon G (Fig. 2), der, 

 wie gesagt, dm-ch die Kapillarrühre l k mit dem Vergleicher verbunden ist. Dieser 

 Ballon ist unten an eine cylindrische Röhre mn angeschlossen, die in Millimeter geteilt 

 und sorgfältig kalibrirt ist. Die vertikal abwärts führende Verlängerung dieses Rohres 

 steht durch Schlauchverbindung in Kounnunikation mit dem Quecksilberbehälter R', der 

 vertikal längs eines Supports verschoben werden kann. 



Um den Ballon C bei einer so gleichmässigen Temperatur wie möglich zu erhalten, 

 ist er von einem zj'lindrischen Glasbehälter umgeben. 



Dieser Behälter, durch dessen trichterförmigen Boden das Kolu' mn geht, wurde 

 entweder mit Wasser oder schmelzendem Eis gefüllt. Das ebenfalls durch den Boden 



Fia;. 4. 



des Behälters gehende Ablauf rohi- rr' 



dient zur Entleerung des Behälters. 



N:o 10. 



