Studien über Oase. 17 



Deckel desselben aufgesetzt. Dann wird der Gasbrenner unter diesem Siedeapparat ange- 

 zündet und das Wasser desselben zum Kocben gebracht. Der Glasballon des anderen 

 Siedeapparates wird durch schmelzendes Eis auf 0° C erhalten. 



Nach etwa zweistündigem Kochen stellt man vorläufig die Quecksilberkuppen in dem 

 Vergleicher auf die beiden Glasspitzen ein. Die Glasmassen zu beiden Seiten des 

 Vergleichers waren ja so gewählt, dass man durch Volum Veränderung in dem Kom- 

 pressor dies zuwegebringen konnte, ohne die Quecksilberfläche ausserhalb des geteilten, 

 Teiles der Glasröhre nin des Kompressors zu bringen. Danach wird die Baro- 

 meterhöhe abgelesen und die Temperaturen der Thermometer T, , T^, T^ , T^ , T,^ , T„ , 

 Tj in der angegebenen Reihenfolge verzeichnet. Darauf bringt man die beiden Ein- 

 stellspitzen des Vergleichers gleichzeitig genau mit ihren im Quecksilber reflektirten Bil- 

 dern in Berührung. Zu diesem Zwecke regulirt man das Volumen des im Kompressor 

 eingeschlossenen Gases so, dass bei Heben des Quecksilberbehälters R des Vergleichers 

 Spitzen und Bilder gleichzeitig einander berühren. Die vorher beschriebene Hebevor- 

 richtung des Vergleichers ermöglicht es, dass man jede Einstellung sehr bequem mit 

 einer Hebung des Quecksilbers im Vergleicher abschliesst. Der Stand des Quecksilbers 

 in der Röhre mn des Kompressors wird verzeichnet, und die Temperaturen der Thermo- 

 meter Tj, T.,, Tg, T^, Tg, Ty, T.J werden in der jetzt angegebenen Reihenfolge beobachtet. 

 Endlich wurden Manometer und Barometer abgelesen. Bei diesen Versuchen war jedoch 

 kein Überdruck bemerkbar. 



Hierauf entleert man den Siedeapparat, in dem das Wasser bis jetzt gekocht hat, und 

 giesst eine bestimmte Quantität Wasser auf den Glasballou, der bei dem beschriebenen 

 Versuche mit Eis umgeben war. Die Lampe wird unter diesen Kochapparat gestellt, 

 und der Deckel wird aufgelegt. Der andere Siedeapparat wird nun dagegen mit schmel- 

 zendem Eis gefüllt. 



Nach etwa zweistündigem Kochen werden die Beobachtungen wieder ganz in der- 

 selben Weise wie früher ausgeführt. 



Nachdem die Beobachtungen bei einem gewissen Drucke hinreichend oft wiederholt 

 worden sind, geht man zu einem niedrigeren Drucke über. Hierbei müssen natürlich 

 vor der Verdünnung der Luft alle Teile des Apparates wieder mit einander in Verbin- 

 dung gebracht werden. 



Berechnung der Experimente. 



Bei diesen Versuchen haben wir immer mit zwei abgeschlossenen Gasmassen zu 

 tun, von denen die eine links (im Kompressor), die andere rechts (im Siedeapparat) vom 

 Vergleicher eingeschlossen ist. Der Druck dieser beiden Gasmassen wird durch Volum- 

 veränderung im Kompressor gleich gemacht. 



Die wirksame Gasmasse kann aber bei verschiedenen Temperaturen verschieden sein, 



N:o 10. 3 



