18 Gr. Melandee. 



weil besonders bei niedrigen Temperaturen eine Adsorption des Gases an den Wänden der 

 Gefässe vorkommen kann. 



Es gilt also nachzusehen, ob diese wirksamen Gasmassen unverändert bleiben unab- 

 hängig davon, welcher Glasballon des Siedeapparates auf 100° C und welcher auf 0° C 

 erhalten wird. 



Für die Berechnung der Resultate müssen wir sowohl die Volumina wie die Tem- 

 peraturen der verschiedenen Teile des Apparates kennen. 



Die Volumina des Apparates können jedoch bei allen Experimenten nicht unver- 

 ändert bleiben. Sie verändern sich mit Druck und Temperatur. Wir müssen also diese 

 beide Veränderungen für sich berechnen. Da die Kompression der Glasballons durch 

 Versuche bestimmt ist, kennen wir die komprimirten Volumina bei den in Betracht 

 konnuenden Drucken. 



Um den Einfluss der 'l'eniperaturschwankungen so klein wie möglich zu machen, 

 sind die Temperaturen der Ballons fast konstant erhalten. Die Temperatur Veränderun- 

 gen der übrigen Teile sind ja überhaupt klein, aber trotzdem diese Volumina selbst sehr 

 klein sind, muss man jene Veränderungen doch in Betracht ziehen. 



Wie man sich leicht überzeugen kann, ist es gleichgültig, ob man bei diesen 

 Reduktionsrechnungen von dem Mariotte-Gay-Lussac'schen Gesetze oder einer strengeren 

 Zustandsgieichung ausgeht. Die Differenzen der nach den verschiedenen Methoden redu- 

 zirten Gasvolumina werden jedenfalls für so kleine Volumina und so kleine Temperatur- 

 variationen kleiner als die möglichen Beobachtungsfehler. 



Wir können besonders da, wo der grösste Teil des Gases im Kompressor immer 

 auf 0° erhalten wird, bei den Reduktionen das Mariotte-Gay-Lussac'sche Gesetz als rich- 

 tig annehmen. 



Es sei nun Vg ein beliebiges Volumen bei 0° C und ß der Ausdehnungskoeffizient 

 des Glases, dann ist dasselbe Volumen bei i^ C 



v = v,{l + ßt) 



Nimmt der innere Druck p des in diesem Volumen eingeschlossenen Gases ab, während 

 der äussere Druck F unverändert bleibt, so wird die Kapazität des in Frage stehenden 

 Teiles durch Kompression vermindert. Diese Veränderung ist für- alle grösseren Volu- 

 mina direkt bestimmt. Für dickwandige Röhren ist sie dagegen unmerkbar. Wir wer- 

 den also für alle grösseren Volumina verschiedene Werte v^ bei den verschiedenen Druk- 

 ken einführen. Für die Rohrleitungen werden wir aber die Volumina als vom Drucke 

 unabhängig betrachten. 



Bezeichnen wir mit M„ die Masse und mit D,, die Dichtigkeit des im Volumen v 

 eingeschlossenen Gases, so haben wir nach dem Boyle-Mariotte'schen Gesetze die im 

 Volumen v bei einem inneren Drucke p enthaltene Masse des Gases : 



Po 



T. XXXlll. 



