20 Gr. Mblander. 



t^, die Temperatur des Volumens Wg, war das Mittel der vor und nach der Ein- 

 stellung des Vergleichers gemachten Ablesungen des Thermometers T, . 



i, ist die Temperatur des Volumens F,, wenn dieses Volumen, der geätzte Ballon, 

 die Siedetemperatur des Wassers hat. Diese Siedetemperatur t^ wiu-de aus dem redu- 

 zirten Barometerstande berechnet. 



(g, die Temperatur des ungeätzten Ballons, Volumen V^, wenn dieser Ballon auf 

 die Siedetemperatur des Wassers gebracht war, ergibt sich ebenso aus dem reduzirten 

 Barometerstande. 



In den folgenden Formeln beziehen sich alle mit ' bezeichneten Temperaturen und 

 die mit ' bezeichneten Werte des variablen Volumens v^ auf den Fall, wo der geätzte 

 Ballon bei der Siedetemperatur erhalten wurde. 



Wenden wir nun die obenangegebene Formel auf alle Teile des Apparates an, so 

 linden wir für den Fall, wo der ungeätste Ballon auf I0(ß C erhalten ist, folgende 

 Ausdi-ücke für die Gasmassen M, links und M,. rechts vom Vergleicher. 



I)oP pi(l + ig ^i) V2 (1 + ßh) v,ii + ß t,)-\ 

 '~ Po L l + «^i l + «<2 l + «^3 J 



-vAl±ßtj) Vr, (1 + ß t,) V,(i+ß t,) F, (1 + 



M=^'>^ 



Po 



Vs (1 + ßt;) 



Hier ist p der gemeinsame Druck in allen Teilen des Apparates. 



Für den Fall, ivo der geäüie Ballon auf 100° G erhalten ist, finden wir für 

 dieselben Gasmassen entsprechende Werte: 



u'-^M K(i + <^^.') , y^i^ + ß h') ^ vA^ + ßt/) ] 

 '" Po L i + «V l + «<2' l + «^3' J 



Do^' [ vAl+ßh') , Vsi^+ßt:') , Vsi^+ßte') , y. (1 + ßt,') , y ] 

 '•" Po [ l + «4' 1 + «V 1 + «C ^ ! + «</ ^ 'J- 



Der Druck ist auch hier zu beiden Seiten des Vergleichers derselbe, aber er 

 braucht nicht derselbe zu sein wie im vorigen Falle. Wii- bezeichen darum diesen 

 Druck mit p' . 



Von den Gasmassen links und rechts vom Vergleicher wissen wir, dass sie abge- 

 schlossen sind. Keine Gasmoleküle kommen also von aussen hinzu und keine gehen 

 heraus. Die Moleküle dieser Gasmassen können jedoch diu'ch Adsorption an der Innen- 

 fläche der Gefässe teilweise inaktiv gemacht sein. Die hierdurch zustande kommenden 

 Variationen der freien Gasmassen sind links vom Vergleicher nur durch Druckveränderun- 

 gen hervorgerufen. Diese Variationen müssen auch vollständig unabhängig davon sein, 

 welcher der beiden Glasballons des Siedeapparates auf der Siedetemperatm- des Wassers 

 erhalten ist. 



T. XXXIII. 



