22 G. Melandeb. 



Sind nun die Volumina der einzelnen Teile des Apparates bei den verschiedenen 

 Drucken sowie der Ausdehnungskoeffizient des gebrauchten Glases und der Ausdehnungs- 

 koeffizient des Grases bekannt, so kann man nach der Beobachtung der entsprechenden 



JM , 

 Temperaturen 1 + -^ berechnen. 



JM 

 Hier ist - die Differenz der von der Wand des geätzten Ballons und der von 



der AVand des ungeätzten Ballons bei einer Temperatursteigerung von lUO"" losgelösten 

 Gasmassen. Diese Differenz bezieht sich auf die Masseneinheit des Gases. 



Bestimmung der Volumina. 



Alle Volumina der Glasballons sind dui'ch Wägung mit Wasser bestimmt. Vor 

 der Abmessung dieser Wassermenge wurde jeder Ballon, mit Wasser gefüllt, stundenlang 

 gekocht, um die letzten Spuren von Luft aus dem schon vorher ausgekochten Wasser 

 auszutreiben. Die Ballons wurden dann bei O^-C genau bis zu einem an dem Halse 

 des Ballons angebrachten Striche mit Wasser gefüllt. Die so mit Wasser gefüllten Ballons 

 wurden dann auf den Wagen (von Collot in Paris) der Aich ungskommission zu Helsing- 

 fors gewogen. Danach wurden die Ballons entleert und erst mit Alkohol, nachher durch 

 Einblasen von warmer Luft sorgfältig getrocknet. Das Gefäss wurde dann auf derselben 

 Wage der Aichungskommission gewogen. Ich benutze diese Gelegenheit, um dem 

 Herrn Professor A. F. Sundeil, welcher mir als Aichungsinspektor die Wagen der 

 Aichungskommission zur Verfügung gestellt hat, meinen besten Dank auszusprechen. 



Alle Wägungen sind nach der Tarirmethode in sieben Einzelwägungen ausgeführt. 



Bei den verschiedenen Eeduktionen der Wägungen liabe ich ausschliesslich die 

 Tabellen von Landolt und Börnstein ' benutzt. 



Alle Röhren sind mit Quecksilber kalibrirt worden, und hierbei habe ich mit beson- 

 derer Sorgfalt die Volumina der mit Gas gefüllten Teile D und E des Vergleichers und 

 das Volumen des Rohres mn studirt. 



Diese Bestimmungen haben folgende Werte der einzelnen Volumina ergeben: 



■Wi . Für das Rohi- mn habe ich sieben verschiedene Volumina gemessen und ebenso 

 viele Querschnitte berechnet. Die Berechnung des Volumens v^ hängt also da\on ab, 

 in welchen der gemessenen Röhrenteile sich das Niveau des Quecksilbers im Ablesungs- 

 augenblicke befindet. Man erhält v^ gleich der Summe aller oberhalb liegenden Par- 

 tialvolumina und des Volumens des mit Gas gefüllten Teils des Intervalls, in 

 welchem das Quecksilber gerade liegt. Um solche Teile der gemessenen Intervalle 

 schätzen zu können, sind wie angegeben die Querschnitte der einzelnen Intervalle 

 berechnet. Die Länge des letzten mit Gas gefüllten Intervallteils multiplizirt mit 



' Physikalisch-Chemische Tabellen von Landolt und Börnstein, Berlm, I. Springer. 1894. 



T. xxxni. 



