Studien über Gase. 27 



Für das Thermometer T^ habe ich die folgenden Korrektionen gebraucht: 



Temperatur Korrektion 



19°.ü -1°.66 



21°.0 -1°.74 



24°.6 - 1°.78 



26°.8 - 1°.86 



Dieses Thermometer ist nur in ganzen Graden geteilt. Die von Tonnelot erhaltenen 

 haben dagegen eine äquidistante Teilung, wo jeder Teil fast einen Millimeter lang ist und, 

 wie aus den obigen Tabellen hervorgeht, ziemlich genau ein Zehntel Grad Celsius entspricht. 

 Alle Temperaturen sind, weil es sich um Untersuchungen mit Luftmairometer han- 

 delte, auf das Stickstoffthermometer bezogen. 



Die Berechnung der Siedetemperatur. 



Seitdem das Laboratoi'ium in ein anderes Lokal übergesiedelt ist, steht kein Nor- 

 malbarometer mehr in dem Stockwerk, wo sich mein Arbeitszinnner befindet. Ich war 

 daher gezwungen entweder das Barometer der Aichungskommission, die dem Laborato- 

 rium gegenüberliegt, oder das Barometer Wild-Fuess n:o 99 im zweiten Stock des Labo- 

 ratoriums zu beobachten. Da die Korrektionen des letztgenannten Barometers nicht neu 

 bestimmt waren, habe ich es anfangs vorgezogen das Barometer der Aichungskommission: 

 Wild-Puess N:o 238, zu benutzen und erst später, nachdem Herr Professor Sundeil durch 

 Vergleichung mit seinem, für das Laboratorium konstruirten, mit einer Quecksilberluft- 

 pumpe in Verbindung stehenden Präzisionsbarometer ' die Korrektionen des Barometers 

 Wild-Fuess N:o 99 genau bestimmt hatte, habe ich dieses Barometer beobachtet. 



Die Barometerbeobachtungen wurden kurz vor und kurz nach den Thermometerable- 

 sungen und der genauen Einstellung des Vergleichers ausgeführt. 



Das Mittel der Barometerbeobachtungen vor und nach der Einstellung des Vergleichers 

 wurde in Bezug auf die Temperatur reduzirt. Hierbei habe ich die von dem internationalen 

 meteorologischen Komité herausgegebenen Tafeln: Tables météoi'ologiques internationales. 

 Paris. 1890, benutzt. Der Luftdruck wimle dann für die Höhe der Wasseroberfläche mei- 

 nes Siedeapparates berechnet und das Resultat mit dem Schwere- Reduktionsfaktor multi- 

 plizirt. Die entsprechende Siedetemperatur ergab sich aus den obengenannten Tabellen. 



Es erhellte aus besonderen Messungen, dass der Nullpunkt des Barometers der 

 Aichungskommission ILs+m über dem Meeresspiegel stand. Der Nullpunkt des Baro- 

 meters des Laboratoriums befand sich 14. si m und die Oberfläche des Wassers im Siede- 

 apparate ca. 18.32 m über dem Meeresspiegel. 



Die Schwere-Reduktion ist nach der Formel 



^ ^." = (1 — 0.00259 cos 2(p) (l — 0.000000196 H) 



g(45 



' Sundell, Barometervergleichungeu. Acta Societatis Scieiitarium Fennicae. T, XVI. p. 447 — 451. 

 N:o 10. 



