Studien über Gase. 35 



Barometer des Laboratoriums beobachtete, \vi;rde die Genauigkeit dieser Reihe noch 

 erhöht. 



Es schien mir anfangs sehi- wahrscheinlich, dass die Übereinstimmung der bei einem 

 bestimmten Drucke erhaltenen Einzelwerte dadurch bedeutend erhöht werden könne, 

 dass man auf den beobachteten Temperaturunterschied der beiden Schenkel des Kompa- 

 rators Rücksicht nehme. Eine nähere Überlegung hat mir jedoch gezeigt, dass dieser 

 Temperaturunterschied, der meistens nur einige Hundersteigrade beträgt, mehr scheinbar 

 als wirklich ist. Dieser Unterschied entsteht zum grossen Teil durch die einseitige Ein- 

 wirkung der Nähe des Beobachters und wird bei den unter einander kommunizirenden 

 Quecksilbeisäulen sehr schnell ausgeglichen. Die Thermometer T^ und Tj tauchen 

 allerdings auch in mit Quecksilber gefüllte Röhren ein, aber die Quecksilbermassen sind 

 klein und abgetrennt. Sie stehen dazu viel weiter von einander weg als die beiden 

 Schenkel des Komparators. Die Beobachtungen dieser beiden Thermometer haben daher 

 hier keine Verwendung gefunden. 



Ich hätte eine noch grössere Übereinstimmung zwischen den einzelnen Resultaten 

 der zweiten Versuchsreihe erzielt, wenn ich so grosse Ballons wie bei meinen Unter- 

 suchungen über die Ausdehnung der Gase gebraucht hätte. Eine solche Anordnung 

 wäre jedoch nicht so vorteilhaft, wie es anfangs scheint. 



Die adsorbirte Gasmasse ist ja der Innenfläche des Gefässes proportional. Die 

 Innenfläche des Ballons ist dem Quadrate des Radius, das Volumen aber der dritten 

 Potenz des Radius proportional. 



Um dem eventuellen Einfluss der Adsorption des Gases an der Innenfläche der Bal- 

 lons eine so grosse Geltung wie möglich zu geben, habe ich ja bei diesen Versuchen 

 in den Siedeapparaten Ballons angewandt, die fast nur ein Drittel des Volumens der 

 früher gebrauchten Ballons besitzen. Bei so kleinen Ballons in den Siedeapparaten müs- 

 sen natürlich die Temperaturschwankungen der ausserhalb der Siedeapparate liegenden 

 Teile viel melu' störend einwirken, als da, wo die Ballons der Siedeapparate grösser sind. 

 Die Einwirkung der Adsorption dürfte aber bei so kleinen Ballons aus den oben ange- 

 führten Gründen im Vergleich mit der thermischen Ausdehnung viel mehr hervortreten 

 als bei meinen früheren Versuchen. 



Da eine solche Einwirkung auch bei den niedrigsten von mir untersuchten Drucken 

 gar nicht merkbar ist, finde ich es um so wahrscheinlicher, dass die Adsoi-ption der 

 Gase an der Innenfläche der Ballons bei meinen Untersuchungen über die Ausdehnung 

 der Gase keinen Einfluss ausgeübt hat. Bei der Verölfentlichung meiner vorläufigen 

 Mitteilungen über diese Untersuchung war ich schon überzeugt, dass ich einen solchen, 

 obgleich ausserordentlich kleinen Einfluss bei atmosphärischem Drucke gefunden hatte. 

 Es hat sich indessen später gezeigt, dass nach veischiedenen Verbesserungen des Appa- 

 rates dieser Einfluss nicht mehr wahrzunehmen war, denn die gefundenen Abweichun- 

 gen gehen wechselweise in entgegengesetzten Richtungen und sind kleiner als die mög- 

 lichen Fehlej". 



Dieses Resultat stimmt auch zu dem. was auch andere früher über die Adsorption 

 der Gase gefunden haben. 



N:o 10. 



