91 



sind, um diese Mittel den Angaben derjenigen Thermometer gleich zu machen, 

 welche nach Leyst, aus vielen Ursachen zu schliessen, am genauesten die wirk- 

 liche Bodentemperatur angeben. 



Die Temperataren werden durchweg in Centesimal-G-raden angegeben. 



Correctionen der Monatsmittel. 



Wir ersehen aus dieser Tabelle, dass verschiedene Bodenthermometer, be- 

 sonders in den Wintermonaten, recht bedeutende Differenzen im Ausschlage 

 zeigen können. Das Thermometer im Messingrohre gab also im Januar und 

 Februar eine um mehr als zwei (»rade niedrigere Temperatur an, als dasjenige 

 mit welchem der Vergleich gemacht wurde, welches letztere in einem Thonrohr 

 eingeschlossen war. Im Mai und im Juni wiederum zeigt es eine über ein 

 Grad höhere Temperatur als das letzgenannte. 



Diese Abweichungen sind bedenklich gross. Sie beruhen wahrscheinlich 

 auf der viel besseren Wärmeleitung des Messingrohres im Vergleich mit der 

 des Thonrohres. Im Sommer wird also durch das Messingrohr Wärme von der 

 Bodenoberfläche zu dem unteren Ende des Rohres in solcher Menge geleitet, 

 dass sie einen merkbaren Einfluss auf die Angaben des Thermometers ausübt. 

 Im Winter wird im Gregenteil noch mehr Wärme zur Oberfläche abgeleitet. 



