N;o 1. Analys af muskelkurvor. 39 



inetallskifva mot hvilken glasskifvan fixeras förmedelst skrufmutter. På axeln 

 och parallelt med dess yta finnas vidare tvenne cylindrar som äro försedda 

 med kuggar deder gripa in i hvarandra; den ena af dem är fixt förenad med 

 axeln och deltager således i axelns rörelse; den andi'a kan förmedelst en häf- 

 stång förskjutas längs axeln; då kuggarna gripa in i hvarandra hindras axelns 

 och skrifytans rörelse, deremot då de förmedelst ett handgrepp med häfstången 

 dragas åtskils försättes axeln jemte glasskifvan i rotation. 



Instrumentet konstruerades redan för par decennier sedan för myografiskt 

 ändamål; arhetet utfördes af sedermera aflidne statsmekanikern Wetzer härstä- 

 des. För de ändamål här afses hafva anordningarna för åstadkommande af 

 rotationen och retningen numera ordnats enligt alldeles samma princip som i 

 Fick"s bekanta roterande cylinder, således rotationen förmedelst fallande vigter 

 (af 2 till 4 kilogram), som genom ett snöre, viradt några hvarf på en rulle 

 å axeln, få verka på det i fråga varande rörliga systemet; och retningen 

 förraedelst en kontakt som under rotationen öppnas af en på axeln fästad, 

 vinkelrätt ställd arm. Den fallande vigten uppfångas härvid efter att hafva 

 fallit 10 centimeter eller mindre af en arm; då detta inträffat fortgår rotatio- 

 nen till en början med konstant vinkelhastighet; under sistnämnda stadium 

 öppnas kontakten, så att retningen sker och muskelkurvan uppdrages. Ai'men 

 för uppfångande af vigten var ursprungligen, på samma sätt som i nyss nämnda 

 instrument, fäst vid rotationsapparatens stativ ; för att hindra stativet och skrif- 

 ytan att försättas i skakningar af den fallande vigten och dermed undvika 

 oregelbundenheter i muskelkurvan har dock den förändring befunnits nödig att 

 armen icke är fäst vid stativet eller bordet på hvilket instrumenten stå; för 

 detta ändamål har armen (af jern) gifvits en längd af 90 centimeter; dess 

 ena ände är fixerad vid en fensterpost, och den andra änden sticker fram i 

 horizontal riktning under bordsskifvan, på hvilket instrumenten stå, tillräckligt 

 för att tjena till att uppfånga den fallande vigten. 



Härmed och förmedelst bilden till venster i figur 1 på planchen II torde 

 detta instrument vara tillräckligt förtydhgadt. 



3. Apparaten för utförande af mätningarna består af två väsendtliga 

 delar, den ena för bestämning af tiden t , den andra för mätande af vinkeln V' 

 för hvarje punkt af muskelkurvan. Den fön-a delen utgöres af en horizontalt 

 ställd cirkelskala, hvars radie är ungefär en centimeter längre än skrifytans; 

 denna skala kan vidare vridas kring en axel som i vertikal riktning går genom 

 dess medelpunkt, den kan i hvarje läge fixeras och från detta läge vridas för- 

 medelst mikrometerskruf. Vid utförandet af mätningarna kommer glasskifvan, 



