42 K. Hallsten. T. XXIV. 



att hårkorsets ena skenkel delar den mellersta afdelningen af elementet da i 

 två likastora, parallela hälfter, kan ske med ganska stor säkerhet, åtminstone 

 på några få minuter när, såsom upprepade försök visa. I detta läge är hår- 

 korsets ena skenkel tangent, och den andra normal till muskelkurvan. För- 

 medelst hårkorset kan sålunda den vinkel f) skrifarmen q i ett sekundärläge 

 gör med muskelkurvans tangent i den punkt som i mikroskopet är inställd, 

 mätas om mikroskopet förses med skala och okularet med en index jemte nonie. 

 För utförande af mätningen ställes till en hörjan mikroskoparmen i initialläget, 

 så att mikroskopet är inställd för en punkt af den vid initialläget uppdragna 

 cirkeln; i detta läge vrides skalan och hårkorset så att korsets ena skenkel 

 sammanfaller med mikroskoparmens riktning och tillika skalans nollpunkt visar 

 mot index. Detta läge fås lätt i dagen om den uppdragna diameterns skär- 

 ningspunkt med cirkeln installes i mikroskopet; i detta läge är nemligen ena 

 skenkeln af hårkorset att gifvas diameterns riktning samt skalan att fixeras 

 med nollpunkten mot noniens index. Denna skala för mätande af vinkeln @ 

 är _ anordnad efter alldeles samma princip som cirkelskalan. Vid af läsningen af 

 vinklarna på hvardera af dessa skalor användes lup. 



Hvad för öfrigt denna vinkel H har eller kan liafva för hetydelse för de 

 föreliggande uppgifterna komma vi till längre fram, då vi egna uppmärksamhet 

 åt vissa geometriska förhållanden som muskelkurvan visar. 



Detta instrument på hvilket den i fråga varande analysen egentligen stöder 

 sig, har förfärdigats härstädes af Hrr Falck-Rasmussen med synnerlig omsorg. 

 Figur 2 på planschen II visar instrumentet efter en fotografisk bild; och figur 

 1 på planschen III visar huru mnskelkurvan, upptagen på sådan ]-otei'ande 

 skrif3i.a, gestaltar sig. 



4. Apparaternas noggrannhet måste skildt undersökas då resultaten af 

 mätningarna skola läggas till grund för beräkningarna. 



1:0 Myografcn. Det lörliga systemets vridningsaxel skall vid instrumen- 

 tets användning intaga horizontalt läge och dertill ställas vinkelrätt mot skrif- 

 ytan; för att pröfva om vridningsaxeln innehar horizontalt läge må främst 

 anmärkas, att vid utförande af försöken myografbordets yta alltid ställes i 

 horizontal riktning förmedelst instrumentets ställskrufvar och libell; [den libell 

 vi användt är en vanlig dubbel-rör-libell, hvars båda rör stå vinkelrätt mot 

 hvarandra. Här må vidare nämnas att bordsytan i vårt instrument ej är så 

 noggrannt plan att härvid libellen kan ställas på hvarje ställe deraf ; det ställe 

 vi funnit vara lämpligt är den sida deraf som vid utförandet af försöken är 

 närmast skrifytan, ungefär i midten mellan bordshålet och den aflägsnare koi't- 



