N:o 1. Analys af mushélkurvor. 45 



samma sätt vid de skilda försöken, lämpligast och säkrast sålunda att vind- 

 ningarna pä rullen kring rotationsaxeln ligga i omedelbar beröring med hvar- 

 andra och i enkelt lager; [lindas deremot i ett af försöken snöret sålunda att 

 något hvarf går på eller öfver de andra så förändras fallhöjden och skifvans 

 hastighet]. 



3:o A2yparateH för utförande af mätningarna eller analysatorn såsom den 

 kanske kunde kallas med afseende på dess uppgift för i fråga varande ända- 

 mål sammansättes af flera delar som hvarochen måste skildt afses. 



Till en ])örjan måste mikroskoparmen hafva samma längd som skrifarmen 

 q; detta uppfylles äfven noggrannt såvidt det kan utrönas genom direkt mät- 

 ning (förmedelst noggrann stångcirkel) af afståndct mellan den pelare eller 

 kolonn kring hvars midt vridningen sker och mikroskopet, samt af radierna 

 för dessa delar. 



Vidare skall hårkorset resp. dess korsningspunkl alltid vara inställd för 

 samma punkt huru än okularet vrides; då detta läge blifvit funnet sker tixe- 

 ring förmedelst fyra små skrufvar i okularet. 



Att mikroskopets förskjutning längs slädapparaten sker rätlinigt visar sig 

 om mikroskoparmen inställd för nollpunkten (d. v. s. med noiiiens index mot 

 45" på skalan) förskjutes under det en af de fyra radier som bilda det ofvau 

 nämnda vinkelräta korset på mätningsapparaten är inställd i mikroskopet (och 

 således är parallel med slädapparatens riktning); denna radie ses nemligen i 

 mikroskopet såsom en bred, mörk linie ocli hårkorset resp. dess korsningspunkt 

 ligger i hvarje läge för mikroskoparmen på samma del af denna breda linie. 

 — Detsamma visar sig om mikroskoparmen förskjutes längs slädapparaten och 

 tillika en (för ändamålet afsedd) sitets eller pigg ställd framför mikroskopets 

 okular får ui)pdraga en radie på skrifytan; denna radie visar sig alltid hafva 

 rätlinigt förlopp. 



Vidare skola de båda vridningsaxlai'na för cirkelskalan och mikroskop- 

 armen vara parallela; är således den föixa vertikal — såsom den alltid är vid 

 instrumentets användning — , så skall äfven den senare vara detsamma. Pröf- 

 ning i detta hänseende möter visst svårighet; visering med tillhjelp af en lod- 

 linie mot ena gränsen af mikroskoptuben — som har cylindrisk foini — visar 

 dock att tubens riktning icke förändras med läget, utan sammanfaller med 

 lodlinien, då nemligen cirkelskalans vridningsaxel är ställd i vertikal riktning. 

 (Pröfning af detta förhållande förmedelst den kolonn kring hvars midt armens 

 vridning sker, resp. borde ske, lämpar sig här mindre väl tillfölje af kolonnens 

 koniska form.) 



