N:o 1. Analys af mttskelknrvor. 51 



radien får vertikal riktning öfverst på skifvan, så att den kant i skifvans hål 

 som blef skjuten mot fixeringsskrufven nu stöder sig mot rotationsaxeln. 



Myografen (hvars vridningsaxel blifvit lätt fixerad, men utan att vickning 

 kan ega rum) på dess stativ närmas skrifytan och ordnas invid den såsom 

 ofvan — i paragraf 2 i föregående afdelning — blifvit nämndt; muskelprepa- 

 ratet fixeras och härvid tillses (föimedelst en lodlinie) att ti'aden från det rör- 

 liga systemet till nniskeln har vertikal riktning och att dess fortsättning går 

 möjligast midt genom muskeln; här må anmärkas att för finnande af sådant 

 läge stundom och tillochmed ofta os femoris måste omfattas med pinsett, kly- 

 kan hvari det är fästadt något lösas, och benet vridas kring dess längdaxel). 

 För bedömande af skrifarmens parallela läge med skrifytan lemnar den rek- 

 tangulära formen för myografens bord och bas samt för stativets arm och fot- 

 ställning, samt framför allt afståndet mellan myografbordets kant och skrifytan 

 ledning. Den sista inställningen af skrifspetsen på den vertikalt ställda, ut- 

 märkta radien sker förmedelst de skrufvar i myografens stativ som afse för- 

 skjutning af dess pelare; spetsen är att inställas på den utmärkta, vertikalt 

 ställda radien mellan 12 och 2'6 centimeter från axeln (för att mätningarna 

 skola kunna ske i genomgående ljus som reflekteras från en under cirkelskalan 

 ställd spegel). 



För utförandet af sjelfva försöken som nu följa, behöfvas två personer, 

 den ena för skötande af myografen resp. för dess aflägsnande i rätta ögon- 

 blicket från skrifytan genom att vrida på den härför afsedda skrufven, den 

 andi'a för att sköta rotationsapparaten. Vid öfverenskommet tecken aflägsnas 

 det kugghjul som fixerar rotationsapparatens axel åt sidan så att rörelsen, ret- 

 ningen och myogrammets uppdragande försiggå såsom i föregående afdelning 

 paragraf 2 blifvit nämndt. Härunder är ljudet då kontakten slås upp den 

 signal som tillkännagifver i hvilket ögonblick skrufven som aflägsnar skrif- 

 spetsen från ski'ifytan är att vridas i riktig riktning; för utförandet hålles 

 handen färdig på denna skruf. 



Tidpunkten f,^ för retningen är sedan att på vanligt sätt utmärkas. Slut- 

 ligen uppdrages förmedelst en spets (densamma hvarom ofvan var fråga), insatt 

 i lämpligt stativ, en cirkel med en radie af ungefär 12 eller flere centimeter; 

 denna cirkel tjenar till att lokalisera skrifytan på mätningsapparaten så att 

 rotationsaxeln går genom cirkelskalans medelpunkt. 



Om ytterligare en eller flera muskelkurvor skola uppdragas på samma 

 skifva så är samma förfarande att upprepas, sedan nemligen myografens läge 

 för hvarje gång blifvit förändradt så att kurvorna icke upptecknas på samma 

 ställe af skrifytan. 



7 



