52 K. Hällstkn. t. XXIV. 



Sedan kurvorna blifvit uppdragna och för hvarje af dem tiden ^g för ret- 

 ningen utmärkt, uppdrages tid- eller stämmgaffelknrvan ; egentligen behöfs blott 

 en enda sådan, h var som helst på skifvan (mellan 12 och 23 centimeter fi'ån 

 medelpunkten), dervid iakttages att alltid drifkraften (den fallande vigtens både 

 storlek och fallhöjd) är densamma som vid försöken. 



Slutligen löstages glasskifvan från rotationsapparaten och dess sotade yta • 

 öfvergjutes med lätt flytande fernissa för fixering af kurvor, linier och anteck- 

 ningar å densamma. Nu eller efter det mätningarna blifvit gjorda kan af- 

 kopiering af kurvorna ske om sådan skall verkställas; vi hafva för detta 

 ändamål användt i handeln förekommande, Ijuskänsligt så kalladt blå-kopie- 

 papper (hvarmed ritningar af kopieras). Vid utförandet sättes en annan dylik 

 glasskifva på mätningsapparaten och ofvanpå deinia den i fråga varande skifvan 

 med skrifytan mot den föi-ra; mellan båda instickes det ljuskänsliga pappret 

 på stället för kurvorna, och skifvorna fixeras. Om 10 till 15 minuter vid 

 vanlig dagsbelysning har reaktionen försiggått, då pappret uttages och ned- 

 sänkes i destilleradt vatten under några minuter med iakttagande att ljuset ej 

 får inverka på den tecknade sidan. Kurvan på planchen III, figuren 1 är 

 ursprungligen på detta sätt afkopierad. 



2. Mätningarna. För utförande af mätningarna är glasskifvan att in- 

 ställas på mätningsapparaten sålunda att cirkelskalans axel sammanfaller med 

 den axel kring h vilken skrifytan roterade då my ogrammet uppdrogs. För att 

 finna detta läge skjutes glasskifvan i den utmärkta l'adiens riktning mot fixe- 

 ringsskrufven och mikroskoparmen förskjutes eller vrides så att hårkorset (dess 

 korsningspunkt) ligger på den uppdragna cirkeln; vridning af cirkelskalan 

 ett hvarf visar i hvilken riktning skrifytan är att förskjutas för att inställ- 

 ningen skall blifva noggrann; för den sista inställningen kunna på cirkelskalan 

 fyra små skrufvar fixeras livarmed glasskifvan kan förskjutas om minimala 

 distanser i två vinkehäta riktningar. Är läget funnet så fixeras skifvan; 

 derefter behöfs ännu kontrollförsök för att tillse att läget icke rubbats vid 

 fixeringen. 



I afseende på utförandet af mätningarna må här till hvad ofvan i före- 

 gående afdelning, paragraferna 3, 4 och 5 nämndes, några tillägg göras; för 

 att noggrannt inställa hårkorset på kurvans midt vrides hårkorset så att dess 

 skenklar göra ungefär likastora vinklar med kurvan; sedan — under det ögat 

 hålles på några centimeters afstånd från okularet — gifves mikroskopet sådant 

 läge att de båda tiianglar som hårkorsets skenklar afskära af muskelkurvan 

 blifva kongruenta. För att derefter afläsa vinkeln M är okularet att vridas 



