10 



A. F. SUNDELL. 



T. XXIV 



male Ladung" sich sehr constant gezeigt hat '), kann man doch nicht annehmen, 

 dass die Capacität des Condensators (etwa wegen veränderlicher Temperatur- 

 und Feuchtigkeitsverhältnisse) eine mit der Ladungscurve nicht übereinstim- 

 mende Oscillation hätte. Sehr wahrscheinhch ist es aber, dass die Maxima und 

 Minima qvasi-periodische Abweichungen unterworfen sind wegen der Veränder- 

 lichkeit der Contacte. Dass der Qvecksilbercontact im Pendelunterbrecher con- 

 trollirt werden muss ist von Herrn Tallqvist erwähnt '-). Aber auch die 

 Metallflächencontacte können sich in Folge der Oxidation allmähhch verschlim- 

 mern und dann wieder plötzlich gut werden, wenn die Oxidschicht sich loslöst. 

 Ein sorgfältiges Ueberwachen der Contacte im Pendelunterbrecher würde ohne 

 Zweifel die Genauigkeit der Beobachtungen sehr erhöhen. 



5. Für die Berechnung des Dämpfungsvei'hältnisses reichen drei Ladungs- 

 extreme nicht aus. Denn bezeichnen wir die Ladungen in den Punkten E, 



F, G (siehe nebenstehende Figur), in welchen die Curve 

 für die normale Ladung die Schwingungscurve schneidet, 

 mit Qi , Q2 , ^3 , die nach (10) berechnete normale La- 

 dung in H mit Q, so erhalten wir aus den drei suc- 

 cessiven Ladungsextremen M^ M2 Mj bei constanter 

 Capacität (die Ladungen in A und B = Q) das Dämpfungs- 

 verhältniss 



// = 



M,-Q Q 



Q - M^ M, - Q 



oder 



(12) 



M, -M, 



für die Dämpfungsverhältnisse der drei successiven Halb- 

 oscillationen dagegen aus den vier successiven Ladungs- 

 extremen ilfi, itf^, M., Mi die Werthe 



h 



M, -Q, 

 Q, -M, 



j '»2 — ^' ^ . 1 "'■t — 



M, -Q, 



M, 



Q, ' "-' Q, - M, 



Wenn nun H gerade auf der Curve EFG in TV liegen würde, so erhielte 

 man offenbar mit dei- Formel (12) einen im Verhältniss zur normalen Ladung 



') Tallqvist, 1. c. Tab. Gr. 

 -) L. c, S. 74. 



