Untersuchungen über elektrische Schwingungen. 11 



(9) Y = 0,02U1 ±4.2, 



welches von dem oben erhaltenen Werthe sehr wenig abweicht. 



6. Statt der direct beobachteten Ladungsextremen „M beob." werde ich 

 mittels graphischer Interpolation verbesserte Ladungsextremen „M verb." ge- 

 brauchen'). Hierdurch erzielt man auch, dass es nicht nöthig ist, einzelne 

 Werthe auszuschliessen. Der Fall des Maximums Mo bei der obigen Curve 

 N:o 3 ist nänüich nicht einzelnstehend, sondern kommen relativ starke zufäl- 

 lige Abweichungen bei den ersten Maxima auch anderer Curven vor, wenn 

 auch nicht in gleich ausgesprochenem Grade wie bei M^ der Curve N:o 3. 

 Einige Worte über die Genauigkeit der Ladungsextremen mögen hier hinzuge- 

 fügt werden. Herr Prof. Sundell hat eine interessante Zusammenstellung 

 (Tabelle V) der übrig bleibenden Fehlern der einzelnen Ladungsextremen der 

 Curve N:o 3 gegeben, sowohl wenn die Capacität des Condensators als nicht 

 oscillirend, als auch wenn sie als oscillirend gedacht wird. Mit Ausnahme 

 von il/j übersteigen die Abweichungen nur ganz ausnahmsweise einen halben 

 Scalentheil. Die Methode wird infolgedessen als eine sehr genaue bezeichnet. 

 Pag. 10 wird die Vermuthung ausgesprochen, dass durch ein sorgfältiges 

 Ueberwachen der Metallflächencontacte des Pendelunterbrechers die Genauigkeit 

 der Beobachtungen ohne Zweifel sehr erhöht werden könnte. Meiner Erfah- 

 rung nach wäre es mit den gebrauchten Apparaten und Anordnungen kaum 

 möglich gewesen wesentlich genauere Beobachtungen zu erreichen, und schreibe 

 ich die Fehler nicht hauptsächlich den Pendelcontacten zu. Es wurden näm- 

 lich nicht nur der Quecksilbercontact controllirt, sondern auch die Metall- 

 flächencontacte die ganze Zeit überwacht, in einer bestimmten Weise gehand- 

 habt und die Contactflächen rein gehalten. Durch besondere Versuche über- 

 zeugte ich mich, dass merkbare Widerstandsänderungen in den Contacten nicht 

 vorkamen, welche eine Veränderung der Dämpfung der Schwingungen hätten 

 bewirken können. Der Umstand, dass die einzelnen Beobachtungen eines 

 Maximums oder Minimums der Ladung mit einander sehr nahe übereinstim- 

 men, spricht auch dafür, dass plötzhche Veränderungen in den Contacten nicht 

 eintraten. Dagegen ist es wahrscheinlich, dass die grösseren Ladungsextremen 

 merkbarer beeinflusst sind durch kleine zufällige Abweichungen des Verhält- 

 nisses zwischen Condensatorladung und reducirtem Galvanometerausschlage von 



') Am besten wendet man das graphische Ausgleichungsverfahren an auf die Unterschiede 

 der beobachteten Minima und der Ordiaaten eines angemessen gewählten Parabels sowie auf 

 die Unterschiede der beobachteten Maxima vmd der Ordinaten eines zweiten Parabels. Mit eini- 

 ger Uebung nimmt das Verfahren wenig Zeit in Anspruch. 



N:o 3. 



