lieber die Elasticität der Metalle. 5 



Verfahren, auf welches ich erst später näher eingehen will, erfordert ausser 

 der Kenntniss einiger Constanten, deren Werthe für die gewöhnlichsten Me- 

 talle durch schon ausgeführte Versuche bekannt sind, nur die Bestimmung von 

 e bei einigen hinreichend weit von einander liegenden Temperaturen und die 

 Bestimmung von o' bei gewöhnlicher Temperatur. Solche Bestimmungen habe 

 ich für vier verschiedene Metalle ausgeführt. Ich werde zunächst die dabei 

 angewendeten Apparate und Bestimmungsmethoden beschreiben. 



Apparat zur Bestimmung des Elasticitätsmodules. 



Der Apparat ist zur Messung der Längenänderungen gedehnter Drähte 

 eingerichtet. Derselbe ist folgender Weise construirt: 



Auf einem ringförmigen, mit Stellschrauben versehenen gusseisernen Fusse 

 a (Fig. 1) sind zwei IIU cm lange massive Eisenpfeiler hh von 22 mm Dicke 

 vertical befestigt, und diese sind oben durch ein messingenes Querstück c 

 vei-bunden. Durch c gehen zwei 9 mm dicke Messingstäbe dd, welche unten 

 diu'cli das Querstück c aus demselben Materiale vereinigt sind und oben eine 

 Schale /' tragen, die zur Aufnahme von Gewichtstücken dient. Im Querstücke 

 e ist auch ein dritter Messingstab g von nur 5 nun Dicke befestigt; dieser 

 geht ebenfalls duich c und ist oben mit einem vorwärts gerichteten Ansätze 

 versehen, der durch einen Schlitz in der vor dem Stabe befindlichen verticalen 

 Millimeterscale h geht. Das Ende dieses Ansatzes bildet eine verticale, recht- 

 eckige, ebene Fläche, die in der Ebene der Scale liegt, die Breite des Schlit- 

 zes ausfüllt und mit einem feinen horizontalen Striche i verselien ist. Dieser 

 Strich dient als Index für die Scale /;, sodass man mit Hülfe desselben die 

 Senkung oder Hebung des festen Systems defg auf der Scale ablesen kann. 

 Zur genauen BewerkstcUigung dieser Messung ist jedoch der Apparat mit einer 

 besonderen Vorrichtung versehen, die ich später beschreiben will. 



Im Querstücke c wird auch das ol)ere Ende eines zu untersuchenden 

 Drahtes befestigt. Zu diesem Zwecke ist in c vor dem Stabe g eine recht- 

 eckige Oeffnung gcmaclit, in welche zwt'i Stahlscheiben eingesetzt sind, von 

 denen die eine, die hintere, fest ist, während die vordere mit Hülfe der Schraube 

 k und einer (in der Figur nicht sichtbaren) Stahlfeder in horizontaler Rich- 

 tung bewegt werden kann. Man kann somit den Zwischenraum zwischen den 

 Scheiben vergrössern oder verkleinern. Die vordere Scheibe ist ferner hori- 

 zontal geriffelt und die hintere mit einer seichten verticalen Vertiefung verse- 

 hen, die auch nach der Quere geriiïelt ist und in welche man den Draht ein- 



N:o 5. 



