Q K. F. Slotte. 



passt. Mit Hülfe der Schraube wird derselbe dann zwischen den Scheiben 

 festgeklemmt. Das untere Querstück e ist mit einer genau gleichen Vorrich- 

 tung zur Befestigung des anderen Endes des Drahtes versehen. Wenn ein 

 Draht von passender Länge in dieser Weise im Apparate befestigt ist, wird 

 das System defc/ von ihm getragen, und da das Gewicht dieses Systems etwa 

 2 kg beträgt, ist dasselbe als Grundbelastung für Drähte von U,5 bis U,8 mm 

 Dicke hinreichend. Das Gleiten des Drahtes zwischen den Stahlscheiben ist 

 durch die Riffelung derselben unmöglich gemacht. — Die Bewegung des ge- 

 nannten Systems regeln zwei an den Pfeilern bb befestigte Leitschienen II, 

 und die drei dazu gehörigen Stäbe sind auch in der Mitte mit einem Quer- 

 stQcke verbunden. 



Die Länge des Drahtes liest man an einem der Stäbe dd ab. Der Stab 

 ist zu diesem Zwecke oben mit einer Millimeterscale versehen, deren Nullpunkt 

 gerade 1 ra von der oberen Seite des Querstückes e entfernt ist. Da die 

 Endflächen der Stahlscheiben, zwischen welchen der Draht festgeklemmt ist, 

 in den Ebenen der horizontalen Seiten der Querstücke c und e liegen, so ist 

 die Länge des fi-eien Theiles des Drahtes genau gleich der Länge des zwi- 

 schen den Querstücken liegenden Theiles der Stäbe. 



Wir haben noch den Theil des Apparates zu beschreiben, mit welchem 

 man die Verlängerungen der Drähte genauer bestimmt. Diese Einrichtung 

 besteht aus einer verticalen Mikrometerschraube, welche am Querstücke c be- 

 festigt ist und mit der Scale h in solcher Verbindung steht, dass wenn man 

 die Schraube einmal umdreht, die Scale genau 1 mm gehoben oder gesenkt 

 wird '). Die Trommel m der Schraube ist in 100 Theile getheilt und vor 

 derselben befindet sich ein fester Index n, auf welchen man vor einer Able- 

 sung den Nullpunkt der Kreistheilung einstellt. Zu dem Ende löst man die 

 Mutter 0, welche die Trommel an der Schraube festhält, wonach die Trommel 

 gehoben und gedreht werden kann, ohne dass die Schraube sich dreht oder 

 die Stellung der Scale /* sich ändert. — Vor der letztgenannten Scale befindet 

 sich auch eine an den Stäben dd befestigte und längs denselben verschiebbare 

 Lupe (in der Figur weggelassen), die man bei den Einstellungen der Scale l)e- 

 nutzt. Die Lupe stellt man ein für alle Male auf den Index i ein und braucht 

 sie dann nicht weiter zu berühren, weil sie an allen Bewegungen des Systems 

 defg Theil nimmt und somit stets dieselbe Stellung zum Index beibehält. 



Um den zu untersuchenden Drähten verschiedene Temperaturen beizu- 

 bringen wird der ganze oben beschriebene Apparat, dessen Eisentheile vcr- 



') Die Bewegung der Mikrometerschraube und der Scale /i wurde mit Hülfe einer Normal- 

 scale controlirt und ohne merkliche Fehler gefunden. 



T. XXVI. 



