TJeher die Elastiiität der Metalle. 7 



nickelt sind, in ein cylindrisches Gefäss versenkt, welches aus dickem galva- 

 nisirtem Eisenblech vei'fertigt ist und auf einem Dreifuss aus Schmiedeeisen 

 steht. Der Dreiiuss ist mit zwei Stellschrauben versehen, mit Hülfe deren 

 man den im Gefässe befindlichen Apparat genau in verticale Stellung bringen 

 kann. Wenn der Apparat auf dem Boden des Gefässes steht, befindet sich 

 der obere Rand des letzteren etwa in derselben Höhe wie das untere Ende 

 der Scale h, sodass die ganze Ablese Vorrichtung ausserhalb des Gefässes ist. 

 Dieses füllt man bis ziu' unteren Seite des Querstückes c mit Wasser, welches 

 somit den ganzen freien Theil des Drahtes umgiebt. Das Wasser wird mit 

 einer unter dem Boden des Gefässes gestellten grösseren Gasflamme erwärmt 

 (bzw. mit Eisstücken abgekühlt) und mit einem Rührer aus Eisenblech ge- 

 mischt. Das Thermometer wird an einem am Rande des Gefässes befindlichen 

 kurzen Eisenstab befestigt. 



Die Anwendung des Apparates ist einfach und bequem. Nachdem der 

 zu untersuchende Draht gut befestigt ist, die Länge desselben abgelesen, 

 der Apparat in das Erwärmungsgefäss gebracht und dieses mit Wasser ge- 

 füllt, bringt man dem Wasser die gewünschte Temperatur bei. Sodann stellt 

 man die Scale /( durch Drehen der Mikrometerschraube so ein, dass der Index 

 i am Ende des Stabes g genau mit einem bestimmten Theilstrich der Scale 

 zusammenfällt. Hiernach löst man die Trommel der Mikrometerschraube, stellt 

 den Nullpunkt derselben auf den festen Index n ein und befestigt wieder die 

 Trommel. Legt man nun eine passende Belastung auf die Schale /, so verlän- 

 gert sich der Draht, wobei der Index i ebenso viel sinkt. Schliesslich dreht 

 man die Mikrometerschraube so, dass die Scale h dieselbe Senkung erfährt 

 und der Index i wieder mit demselben Theilstrich der Scale zusammenfällt 

 wie vor der Auflegung der Belastung. Auf der Trommel liest man dann die 

 Verlängerung des Drahtes in 0,01 mm und durch Schätzung in Zehnteln da- 

 von ab. 



Wie genau die Einstellung der Scale h auch bewerkstelligt wird, zeigen 

 sich doch im Allgemeinen bei unveränderter Belastung kleine Differenzen zwi- 

 schen den verschiedenen Einstellungen entsprechenden Ablesungen. Im Interesse 

 der Genauigkeit macht man daher für jede Belastung mehrere verschiedene 

 Einstellungen und entsprechende Trommelablesungen, aus welchen das Mittel 

 genommen wird. Hierbei ist es vortheilhaft zwischen den verschiedenen Ein- 

 stellungen die Belastung wegzunehmen, damit diese jedesmal nur eine kurze 

 Zeit auf den Draht wirke; man hat dann auch Gelegenheit den Nullpunkt 

 unaufhörlich zu controliren. Im Allgemeinen habe ich bei den hier beschrie- 

 benen Versuchen für jede Belastung 12 verschiedene Einstellungen und Able- 



N:o 5. 



