Les mesures des positions des étoiles sur la plaque photographique s'ob- 

 tiennent en les comparant aux traits d'un réseau imprimé sur la plaque même 

 par un procédé photographique. Le réseau original, construit sur glace argentée 

 par M. P. Gautier à Paris et portant le N:o 9, est dans ce but placé dans 

 un châssis, où est introduite aussi la plaque, séparée du réseau seulement par 

 de minces lamelles d'épaisseur égale; le châssis étant installé dans une mon- 

 ture fixée devant l'objectif de manière que le réseau soit perpendiculaire à 

 l'axe optique du tube photographique, est enfin exposé pendant 1 Va à 2 Va mi- 

 nutes à la lumière d"une lampe à pétrole, placée dans le foyer du tube. On 

 obtient ainsi sm- la plaque une copie exacte des traits du réseau original, dont 

 les erreui's de division s'appMqueront immédiatement à la copie. Nous avons 

 aussi fait quelques mesures pour nous en convaincre. Dans les procédés du 

 développement la couche sensible se gonfle jusqu'à plusieurs fois son épaisseur; 

 il est donc à craindi'e qu'en séchant il se produira des déformations dans la 

 couche. Mais comme ces déformations changeront à la fois les positions des 

 étoiles et celles des traits, et comme on pourra en général supposer que, dans 

 les petits quadrilatères de 5™™ de côté que forment ces traits les déformations 

 suivant une certaine direction sont proportionnelles aux distances, la comparaison 

 d'une coordonnée d'une étoile aux deux traits adjacents donnera la vraie va- 

 leur de cette coordonnée. En outre, d'après notre expérience, les déformations 

 deviennent sensibles seulement dans les coins de la plaque, chose bien naturelle 

 parce que la couche de gélatine y est coupée en deux directions et n'adhère pas 

 aussi bien à la glace. En ce qui concerne la mesure des positions des étoiles, 

 le réseau sur la plaque peut donc être considéré comme une copie exacte du 

 réseau original. Il s'agit ainsi en premier lieu de déterminer les erreurs de 

 division du réseau Gautier N:o 9. 



Dans ce but les traits de ce réseau ont été comparés à ceux de l'échelle 

 de l'appareil de mesm-e. La détermination effectuée par nous des erreurs de 

 divisim de Véchelle de Vappareil de mesure ne s'étend qu'aux traits 0, 5, 10, 



