14 Andeks Donnek. 



Corrections défluitives des traits de réchclle. {Direction o vers 13 o.) 



II. 



Erreurs des vis micrométripes. 



Nous n'avons fait usage que de deux des vis micrométriques appartenant 

 à l'appareil de mesure: la vis supéiieure du micromètre double, qui a servi 

 exclusivement pour les mesures des clichés, et la vis du microscope plus fort, 



H mm 



(grossissant 35 fois et où 1 = 0.100), que nous avons employée dans toutes les 

 recherches concernant le réseau et l'échelle. Ce ne sont donc que ces deux 

 vis que nous avons examinées. 



Toutes les recherches ayant rapport à l'échelle et au réseau ont été faites 

 par doubles séries de comparaisons; poui' chaque série on a employé respective- 

 ment deux parties de la vis séparées d'un demi-tour. Comme par ce procédé 

 les erreurs de la vis sont éliminées, il n'était donc pas en réalité nécessaire 

 d'étudier les erreurs de la vis, ni les erreurs périodiques, ni les erreui's pro- 

 gi'essives. Mais comme on ne peut qu'avec difficulté donner un mouvement 

 suffisamment lent à la grosse vis, qui déplace le microscope, on n'a pas abso- 

 lument tenu à ce que la différence entre les lectures de la vis soit exactement 

 un demi-tour, ce qui auiait inutilement retardé les comparaisons. En revanche, 

 il faudrait avoir une détermination, même approximative, des erreurs périodi- 

 ques dans la paitie de la vis employée. 



