Constantes des clichés du catalogue des étoiles. 



15 



Erreurs périodiques de la vis du microscope simple et plus fort. 



Dans ces déterminations nous avons mesuré une longeur à peu près égale 

 a un demi-tour, en commençant les mesures successivement près de 0. 000, 0. 100 



R R 



etc. La seconde série commençait ensuite par 0. 900, 0. 800 etc. Comme 



moyenne de 8 séries semblables nous avons obtenu les résultats suivants, après 



avoir déjà corrigé l'intervalle mesuré de manière à le rendre = à un demi-tour 

 de la vis: 



Les coefficients des deux premiers termes de la correction à appliquer à 

 la lecture u du microscope, soit 



+ «1 cos u + il sin M 

 se sont obtenus de ces données: 



01 = + 0.00056 avec l'eiTeur probable +0.00017 

 Ji = — O^'oOOSé „ „ „ +0.00017 



La dernière colonne du tableau suivant contient la correction à appliquer 

 à la lecture u de la vis, indiquée dans la première colonne. De ces nombres 

 on obtient tout de suite la différence calculée 



{il — u) — 0. 5000 = «1 (cos u — cos u) + \ (sin u — sin u) 



contenue dans la troisième colonne. En comparant ces erreurs calculées à 

 celles observées, on obtient Terreur de cbaque mesure et ensuite l'erreur pi'o- 



