iê 



Anders Donner. 



Les mesures ont été réparties sur presque toute la longuem- de îa vis, de 

 4.0 jusquà 17.0. On na pu remarquer une marche différente des résultats 

 dans les diverses parties de la vis. Les errem-s périodiques, citées plus bas, 

 s'appliqueront donc à toutes les révolutions de la vis, excepté peut-être les trois 

 tours extrêmes de chaque bout de la vis, dont on ne se sert qu'exceptionelle- 

 ment. 



Le tableau suivant contient les résultats des mesures. 



De ces données on déduit les valeurs suivantes des quatre coefficients, soit 



f/, = +0.000316 avec l'erreur probable +0.000046 

 /y, = —0.000304 „ „ „ +0.000046 



0, = —0.000133 ,. „ „ +0.000046 



b. = —0.000134 



+0.000046 



On voit que ces valeurs concordent d'une manière suffisante avec celles citées 

 plus haut et obtenues à l'aide de données moins considérables. 



De ces valeurs et des nombres du tableau j'ai déduit les erreurs proba- 

 bles, ainsi que le tableau des corrections à appliquer à la lecture du tambour 

 de la vis. Je ne cite ici que: 



