520 



Hj. Tallqvist. 



Für das benutzte Deprez-d'Aröonval Galvanometer wurden bei jedem gebrauch- 

 ten Nebenschluss die Correctionen der Gaivanometerausschläge möglichst genau 

 ermittelt, und zwar nach beiden Seiten, wonach alles auf die eine mehr angewandte 

 oder + Seite bezogen wurde. Die grössten vorkommenden Ausschläge betrugen 

 etwa 250 Scalentheile (mm), der Abstand zwischen Galvanometerspiegel und Scala 

 mass 2048 mm. 



4. Die Berechnung- der Schwingungszeit und des Décrémentes für 

 eine Ladungscurve. Es soll zunächst an einer schwach gedämpften Curve für 

 oscillirende Ladung gezeigt werden, wie das Décrément und die Oscillationszeit be- 

 rechnet worden sind. Mit den Strombahnconstanten 



E= 1 Ac'c. 

 L = 0.5933 Henry, 

 C = 2.0229 Mikrof., 

 VF=3 55 Ohm. 

 (H- = 511.0 Olim) 



wurden folgende in .Scalentheilen ausgedrückte Maxima und Minima „M beob." er- 

 halten. Die Tabelle enthält ausserdem die aus den „M beob." mittels einer gra- 

 phischen Methode*) entnommenen verbesserten Ladungsextreme „il/ verb.", welche 

 auch den weiteren Berechnungen zu Grunde gelegt sind. 



Ladungsextreme. 



Maxima 



N:o M beob. 



1 

 3 



5 



7 



9 



11 



M verb Diff. 



202.94 

 194.86 

 187.78 

 180.71 

 174.12 

 167.93 



202.86 

 194.97 

 187.50 

 180.49 

 174.10 

 168.28 



7.89 

 7.47 

 7.01 

 6.39 

 5.82 

 5.31 



Minima 



N:o 



M beob. M verb. i Diff. 



2 

 4 

 6 

 8 

 10 

 12 



7.76 

 7.04 

 6.54 

 6.05 

 5.64 

 5.21 



') Untersiichuiiffon nlier elektrisi:lie ScdiwinynnKen, HI, i>. 11. 



T. XX\1II. 



