lO 



C. N. RUBER. 



M.-N. Kl. 



Trockenapparat trat, und doch kam man zuletzt bis zu einem Punkte, wo 

 das Gewicht der Substanz je nach der Schnelligkeit der Luftzufuhr bald 

 grösser, bald kleiner wurde, welches deutlich zeige, dass die Luft nicht 

 vollkommen trocken war; die Thatsache erklärt sich dadurch, dass die Luft 

 auch bei dieser Anordnung mit drei Trockenflaschen doch in verhältnis- 

 mässig kurzer Zeit in Berührung mit der Schwefelsäure kam. 



Ich habe mich daher so eingerichtet, dass man die in dem Apparate 

 eingeschlossene stark verdünnte Luft in eine stetige Cifkulation bringt, so 

 dass sie nach der Berührung mit einem Trockenmittel, wie z. B. concen- 

 Fig. I. trirter Schwefelsäure, wieder durch 



die Substanz streicht und auf diese 

 Weise das von der Substanz abge- 

 gebene Wasser an die Schwefelsäure 

 abgibt, durch welche Anordnung die 

 Zufuhr von Feuchtigkeit von aussen 

 ganz ausgeschlossen ist. 



Die genaue Einrichtung des 

 Trockenapparats gibt nebenstehende 

 Fig. I an. Er kann in drei Haupt- 

 bestandteile geteilt werden. Erstens 

 die Flasche A, welche das Trocken- 

 mittel aufnimmt und ausserdem als 

 Fuss des ganzen Apparates dient, 

 zweitens das in einem Vierecke ge- 

 bogene Cirkulationsrohr B und drit- 

 tens der eigentliche Trockenapparat 

 C, welcher, wie man aus Fig. 2 

 deutlicher sieht, aus einem inneren 

 Glasrohr A besteht, das von einem 

 Mantel B umgeben ist. Das Rohr A, 

 welches die zum Trocknen bestimmte 

 Substanz aufnimmt, geht links in das 

 Cirkulationsrohr über, während es 

 rechts durch das weitere Rohr C und 

 das unten angebrachte Rohr D mit 

 der Flasche in Verbindung steht. 

 Das Rohr C ist durch einen fein eingeschliffenen Stöpsel geschlossen. 



Der gläserne Mantel B (Fig. 2) ist mit Vaselinöl gefüllt und dient 

 dazu, das Rohr A, wo das Trocknen stattfindet, gleichmässig zu einer 

 bestimmten Temperatur zu erwärmen. Um dieses automatisch zu erzielen, 



