C. N. RIIBER. M.-N. Kl. 



Diese \^ersuche gaben folgendes Resultat: 

 I. Culmbachenvürze 2 Tage bei 80" C. mit Cirkulation getrocknet 15,210% 

 n. — )) » » — ohne — — 15,627 » 



Wie man sieht, befördert die Cirkulation in wesentlichem Grade das 

 Trocknen; es ist aber von geringem Einfluss, ob die Schnelligkeit der 

 Luftcirkulation Schwankungen unterworfen ist, ob mit anderen Worten die 

 Flamme des Bunsenschen Brenners etwas mit dem Gasdrucke wechselt; 

 ich habe immer so stark erhitzt, dass der obere Theil des kupfernen 

 Rohres so heiss ist, dass Berührung desselben mit der Hand eben un- 

 angenehm ist. 



Ausser mit diesem Apparate habe ich auch mit dem früher von mir 

 (diese Zeitsch. 1890, S. 97) beschriebenen Vacuumtrockenapparate einige 

 Trockenversuche bei 100» C. ausgeführt, da dieser Apparat speciell für 

 das bequeme Ausführen technischer Analysen geeignet ist. 



Die Bestimmung des specifischen Gewichtes. 



Wenige Bestimmungen in der Physik und Chemie sind so einfach in 

 ihrem Princip, wie die Bestimmung des specifischen Gewichtes von Flüs- 

 sio-keiten, aber diejenigen, welche mit solchen Arbeiten vertraut sind, 

 werden gewiss zugeben, dass sie weit schwieriger sind, als man sich ge- 

 wöhnlich vorstellt, wenn es sich um eine grosse Genauigkeit handelt. 

 Selbst ein Fehler von 0,0001 ist nicht ohne weiteres leicht zu vermeiden, 

 und wenn eine Genauigkeit von 0,00001 gefordert wird, ist die Ausführung 

 der Aufgabe mit grossen Schwierigkeiten verknüpft. Es handelt sich nicht 

 nur darum, die einzelnen Operationen mit der peinlichsten Sorgfalt aus- 

 zuführen, es machen sich ausserdem mehrere andere fremde F'aktoren bei 

 dem Endresultate geltend, weshalb es nothwendig ist, diese Umstände, 

 welche die Genauigkeit des specifischen Gewichtes beeinflussen, genau zu 

 untersuchen. 



Da bei solchen feinen Bestimmungen nur das Pyknometer zur Ver- 

 wendung kommen kann, werden wir nur die Fehler der Pyknometer- 

 bestimmungen untersuchen. 



Bezeichnet man mit s das relative specifische Gewicht und mit p 

 das Gewicht des leeren Pyknometers, ist ferner w das Gewicht des mit 

 der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllten, und v das Gewicht des mit 

 Wasser gefüllten Pyknometers, so hat man die Gleichung 



w -f- p 



s = 



v -i- p 



