22 



C. N. RIIBER. 



M.-N. KI. 



Genauigkeit einer Bestimmung des sp. Gew. nur A^on der Untersuchung 

 des mit der betreffenden Lösung gefüllten Pyknometers abhängig, und 

 mit dem von mir benutzten Instrument wird man dann ohne Schwierigkeit 

 eine Genauigkeit von 0,00001 erreichen; zahlreiche Bestimmungen haben 

 in der That erwiesen, dass eine grössere Abweichung von dem Mittel- 

 werthe bei Parallelversuchen sehr selten vorkommt. 



Das benutzte Sprengeische P)7knometer fasste ungefähr 21 Ccm., und 

 wog mit dem glässernen Bügel, in welchen es auf die Wage gehängt 

 wurde, ca. 39,5 Gramm. Das eine, grosse Capillarrohr, welches die ]\Iarke 

 trug, hatte einen inneren Diameter von ca. 1,6 Mm, und das andere, 

 feinere, welches in eine Spitze ausgezogen war, ungefähr 0,8 Mm. innere 

 Weite. Die genannte Spitze war mit einem angeschliffenen gläsernen 

 Hütchen versehen, um das Verdunsten der Flüssigkeit während des Wa- 

 gens zu verhindern; das grosse Capillarrohr, welches auf dem anderen 

 Schenkel angebracht war, hatte eine so grosse Länge, dass die Flüssigkeit 

 auch bei Erwärmen des Pyknometers bis 20 *> C. nicht aus dem Rohre 

 trat; ein Hütchen war daher hier unnöthig. 



Fig. 6, Das Temperiren des P^^knometers wurde in 



einem Wasserbehälter von ca. 12 L. Inhalt vor- 

 genommen, und die kleinen Temperaturveränder- 

 ungen während des Aufenthaltes des Pyknometers 

 im Bade durch kleine Zugaben von erwärmtem 

 beziehungsweise kaltem Wasser ausgeglichen. 



Nebenstehende Zeichnung gibt eine gute 

 Construktion eines solchen Bades an. Der aus 

 verzinntem Kupfer verfertigte Behälter ist aussen 

 mit Filz bekleidet, um den Einlluss äusserer Tem- 

 peraturverhältnisse zu verringern und hat oben 

 drei Oefifnungen. Die mittlere weite ist mit einer 

 flachen Korkscheibe verschlossen, durch deren 

 Einschnitte das Pyknometer und das Thermo- 

 meter eingesetzt werden; die zwei seitlichen rohr- 

 förmigen Oeffnungen dienen zum Einfüllen und 

 Ablauf des Temperirwassers, und durch die- 

 selben Oeftnungen geht auch der Bügel eines Rührers, so dass man durch 

 Auf- und Niederbewegung dieses Bügels einen kräftigen Ausgleich der 

 Temperatur des Bades bewerkstelligen kann. 



Es genügen ca. 10 Minuten, um die Temperatur des Bades dem 

 Pyknometer mitzuteilen, welches man durch die konstante Stellung des 

 Flüssigkeitsmeniscus im Capillarrohre constatiren kann. 



