1897. No. 5- BESTIMMUNG D. TROCKEXEXTRAKTES IX BI GRU. WräZE. 23 



Nachdem nun die Flüssigkeitssäule in dem einen Schenkel durch 

 einen kleinen zugespitzten Streifen von Filtrirpapier eingestellt, und das 

 Pyknometer sorgfältig abgetrocknet ist, \nrd es, wie früher envähnt, auf 

 der Wage aufgehängt und nach 10 Minuten gewogen. 



Handelt es sich um eine Bestimmung des specifischen Gewichtes zu 

 praktischen Analysen, so genügt eine Genauigkeit desselben Aon 0,0001 ; 

 der Weise wegen, auf welche solche Arbeiten oft ausgeführt werden, so 

 kann man aber nicht einmal auf eine solche Genauigkeit Rechnung machen. 



Die Ursache dieser Thatsache liegt in erster Linie in dem Unter- 

 lassen der Reduktion zur Luftleere. Wir wollen daher in der Kürze 

 zeigen, wie grosse Fehler aus diesem Grunde im ungünstigsten Falle ent- 

 stehen können. 



Ist W das Gewicht eines Cubikcentimeters Wasser bei der Normal- 

 temperatur, L das Gewicht desselben \"olums Lösung, so ist das sp. Gew.: 



L 



Hieraus finden wir 



^ ~ W. 



dL dW 



^' = W -^ ^ W 



Erinnern wir uns nun, wie früher erwähnt ist, dass das sp. Gew. der 

 Luft unter Umständen zwischen 0,00111 und 0,00128 liegen kann, und 

 nehmen wir dann als den ungünstigsten Fall an, dass das sp. Gew. der 

 Luft ((Tt) während des Wagens des Wassers 0,00128 betrug, und während 

 des Wagens der betreffenden Lösung nur 0,00111 und dass das sp. Gew. 

 der Lösung 1,1 ist, so finden wir 



dW = -r- 0,00113 Gr. 

 dL = -7- 0,00098 » 

 also 



ds = -i- 0,00098 -f- 0,00124 = 0,00026. 



Wir sehen also, dass im ungünstigsten Fall das specifische Gewicht 

 fast 3 Einheiten in der vierten Decimalstelle zu hoch ausfallen kann. 



Auch wenn man sowohl das Wasser, wie auch die Lösung zu der- 

 selben Zeit wiegt, also unter demselben Barometerstande und derselben 

 Temperatur, macht man einen Constanten Fehler, und zwar wird das 

 gefundene specifische Gewicht zu hoch. 



Ist nämlich in dem vorigen Beispiel Ot konstant, so sieht man, dass 

 annähernd ist 



ds = (S -^ l) (Tf 



Untersucht man genauer diese Frage, indem man auch auf das Ge- 

 wicht des leeren Pyknometers, wie auch den Auftrieb der Gewichtstücke 



