24 



C. N. RUBER. 



M.-N. Kl. 



Rücksicht nimmt, so wird man finden, dass dieser Fehler von dem Ge- 

 wichte des leeren Pyknometers nicht beeinflusst wird, und dass er durch 

 die Gleichung ausgedrückt werden kann 



s 

 ds = ~ 



I 



-:- I 



in welcher d, wie früher, das sp. Gew. der benutzten Gewichte bedeutet. 

 Sind aber die Gewichte, wie gewöhnlich, aus Messing verfertigt (d •= 8,4), 

 so kann hier, wo es sich nur um eine annähernde Fehlerberechnung handelt, 



— j- ausser Acht gesetzt werden, und man hat wie früher 



ds = (S -f l) (Tt. 



Wie man also sieht, ist das in Luft gefundene specifische Gewicht, 

 auch wenn das sp. Gew. der Luft während des Wagens des Wassers 

 und der Lösung unverändert ist, d. h. das sogenannte scheinbare specifische 

 Gewicht, zu hoch, und steigt mit dem sp. Gew. der Luft (at), und mit 

 der Grösse (s + i), oder mit anderen Worten mit dem Extraktgehalte 

 einer Würze oder Bierextraktlösung, und die Abweichung von dem wahren 

 specifischen Gewicht kann im ungünstigsten Fall bei einem sp. Gew. der 

 Lösung von 1,1 und einem sp. Gew. der Luft von 0,00128 einen Werth 

 von 0,00013 betragen. 



Es ist also auch bei technischen Arbeiten eine Reduktion zur Luft- 

 leere unerlässlich. 



Oft wird eine unnöthige Grösse des Pyknometers 

 vorgeschrieben; so geben die Vereinbarungen des land- 

 wirthschaftlichen Congresses in Wien 1890 an, dass eine 

 Flasche von 100 Gem. zu benutzen sei; man gewinnt 

 aber nichts dadurch, denn steht eine Wage von i Mgr. 

 Empfindlichkeit zu Gebote, was doch in jedem Labora- 

 torium der Fall ist, so genügt vollständig ein Pykno- 

 meter von 20 Gem. Fassung, denn erst 2 Mgr. Wie- 

 gelehler ruft einen Fehler von 0,0001 in dem sp. Gew 

 hervor. Eine grössere Genauigkeit ist in diesem Fall 

 illusorisch, wenn man die Reduktion zur Luftleere unter- 

 lässt. Eine unnöthige Grösse des Pyknometers ist daher 

 ohne Nutzen, schadet aber anderseits durch das unge- 

 mein langsame Temperiren; so schrieben die eben- 

 erwähnten Regeln des landwirth. Congresses in Wien vor, dass das Pyk- 

 nometer I Stunde im Bade bleiben muss. Ein Sprengelsches Pyknometer 

 von ca. 20 Ccm. Inhalt erforderte dagegen nur 10 Minuten. Eben in 



Fig. 7. 



