26 C. N. RIIBER. M.-N. Kl. 



Während alle bis jetzt angewandten Pj'knometer so eingerichtet sind, 

 dass sie nach dem Einfüllen der Flüssigkeit in einem Wasserbade tempe- 

 rirt und dann eingestellt we'rden, wird dieses neue Pyknometer so ge- 

 handhabt, dass man zuerst die Flüssigkeit in einer Kolbe durch Erwärmen 

 oder Abkühlen unter ständigem Schütteln temperirt, und dann wird die 

 Lösung in dem Pyknometer aufgesaugt und sofort bis zur Marke einge- 

 stellt. Hierdurch erzielt man eine bedeutende Zeiterspaniss, da ein solches 

 Temperiren in einer Kolbe nur eine, höchstens zwei Minuten erfordert, 

 während das Temperiren im Wasserbade je nach Form und Inhalt des 

 Pyknometers zehn Minuten bis eine Stunde erfordert; ausserdem fällt das 

 Abtrocknen des Pyknometers weg, was sowohl Zeit in Ansprucht nimmt, 

 als auch das Wägen verlängert und erschwert. 



Das Pyknometer, welches 20 Ccm. fasst, hat die Form einer gewöhn- 

 lichen Pipette (Fig. 7), und es kann unten mit einem angeschliffenen Rohre 

 verschlossen werden; dieses Rohrstück ist mit einem gläsernen Fusse 

 versehen, so dass das Instrument bequem auf der Wagschale angebracht 

 werden kann. 



Das Kölbchen, in welchem die untersuchte Lösung temperirt wird, 

 ist auf Fig. 8 ersichtlich. Es fasst ungefähr 70 Ccm. und ist mit einem 

 feinen, in Y5 oder ^/lo " C. getheilten Thermometer, und ausserdem mit 

 einem aufgeschnittenen Kautschukpfropfen oben versehen, durch welchen 

 die untere Spitze des Pyknometers eingesteckt wird. 



Will man eine Bestimmung ausführen, so füllt man die Lösung in das 

 Kölbchen, setzt das Thermometer und das P3dYnometer in ihre Oeffnungen, 

 umgibt das Pyknometer bei feinen Untersuchungen mit einer Papierhülle 

 (siehe Fig. 7), setzt einen feinen gläsernen Hahn mittelst eines kleinen 

 Kautschukpfropfens auf das obere Rohr des Pyknometers, und befestigt 

 an dem anderen Ende des Hahnes ein ca. ^2 Meter langes Kautschukrohr, 

 dessen freies Ende man in den Mund führt. Nun temperirt man den In- 

 halt des Pyknometers durch Erwärmen über einer kleinen Flamme oder 

 Abkühlen durch Niedertauchen der Kolbe in einem Gefässe kalten Wassers 

 unter stetigem drehenden Schütteln der Flüssigkeit; dann saugt man die 

 Lösung zum ersten Mal in den Pyknometer auf, und lässt sie einige Se- 

 cunden darin stehen, um die Temperatur der Flüssigkeit und des Glases 

 des Pyknometers auszugleichen, wonach man die Lösung wieder in die 

 Kolbe bläst und temperirt ganz genau; bei Bestimmung mit einer Ge- 

 nauigkeit von 0,00001 muss die Temperatur auf 0,03 " C. richtig sein, bei 

 einer Genauigkeit von 0,0001 genügt 0,3 " C. Im letzten Fall kann man 

 auch, wenn die Temperatur des leeren Pyknometers nicht beträchtlich 

 von der Normaltemperatur abweicht, sich mit einem einzigen Aufsaugen 



