28 C. N. RIIBER. M.-N. Kl. 



20 Gramm Wasser bei der Normaltcmpcratur, in Luftleere gewogen, an- 

 gibt; würde man ohne Reduktion diese Marke feststellen, so fasst das 

 Pyknometer in Wirklichkeit zu viel, und das sp. Gewicht fällt dann zu 

 hoch aus. 



So wurde z. B. die Marke des von mir verfertigten Pyknometers in 

 einer Luft von sp. Gew. 0,001230 bestimmt. Der Auftrieb des Wasser- 

 volumes beträgt nach der Formel (v = das Volum des Wassers): 



p = q + fft (^v ^ -^ 



21,67 Mgr. 



und folglich q = 19,9783. 



Ich musste also, um die richtige Marke ein für alle Mal festzustellen, 

 das leere Pyknometer erst tariren, und dann Gewichtstücke, welche 19,9783 

 angeben, auf die Wageschale legen, und durch mehrere Versuche fest- 

 stellen, wie hoch Wasser von der Normaltemperatur in dem oberen Rohre 

 stehen musste, um Balance zu erhalten, und diese Stelle wurde dann im 

 Glase eingeätzt. 



Das Verfertigen dieses Instrumentes muss also, wie man einsieht, mit 

 wissenschaftlicher Unterstützung geschehen, um überhaupt brauchbare Sachen 

 zu liefern, da alles von dem richtigen Feststellen der Marke und des 

 Volums der Tara abhängt; hat man aber ein richtig angefertigtes Pykno- 

 meter, so sind auch die damit ausgeführten Bestimmungen wissenschaftlich 

 richtig und genau und äusserst einfach auszuführen, indem alle Beobachtun- 

 gen des Barometerstandes, der Temperatur der Luft und das sehr um- 

 ständliche Ausrechnen des Resultates ganz wegfallen. 



Das von mir angewandte Pyknometer fasste 20 Gramm; die Glas- 

 masse desselben hatte ein Volum von 6, =51 Ccm.; die Tara war daher 

 mit einem Volum A^on 26,51 Ccm. angefertigt. 



Beispiel : 



Das Pyknometer wurde mit einer Lösung bei 15,00 '^ C. gefüllt und 

 bis zur Marke eingestellt. 

 Das Pyknometer wog Tara -\- Gr. 1,2537. 



Das specifische Gewicht ist daher einfach '"-^-^^ = 1,06260. 



20 ^ 



Wenn man bei diesem Pyknometer untersucht, wie grosse Fehler eine 



Differenz in dem sp. Gew. von 0,00001 veranlasst, wird man finden, 



dass im ungünstigsten Fall dazu erforderlich ist 



ein Fehler in dem benutzten Thermometer von 0,07 " C. 



» — bei dem Temperiren der Flüssigkeit 0,03 " » 



» — bei dem Feststellen der Marke 2 Cmm. 



